dei tanti sismoscopì finora ideati offre una vera garanzia nell' indicare il pas- 

 saggio di onde sismiche, quantunque sensibili all'uomo. Convinto che un sem- 

 plice pendolo, in buone condizioni di sensibilità, costituisce il più sicuro 

 sismoscopio, ho pensato di ricavare anche l'ora della scossa dal nuovo sismo- 

 grafo, riunendolo ad un sismoscopio a verghetta Brassart ( ! ), da me però 

 radicalmente modificato, come mostra la fig. 6. La verghetta V, invece di 

 essere rettilinea, ha la forma di un triangolo rettangolo mobile attorno al ca- 

 teto minore a orizzontale, ed è costruita in tubicini metallici a pareti sottili 

 perchè risulti leggerissima. L'altro cateto è alquanto prolungato e caricato in 

 alto di un piccolo peso in forma di cubo, di cui una faccia si appoggia contro 

 una vite W di rettifica portata da apposito pilastrino, non visibile nella figura, 



perchè coperto dalla stessa verghetta. La 

 testa di questa è attraversata da un'asti- 

 cina d che si può spingere in avanti o 

 indietro a piacere. La verghetta ed il 

 relativo pilastrino di appoggio sono fis- 

 sati sopra una lastra E, dotata di mo- 

 vimento perchè sia possibile fare restare 

 l'ago scrivente a entro una piccola in- 

 senatura dell'asticina d, quando la ver- 

 ghetta V sia stata già posta in posi- 

 zione instabilissima. Con tale disposi- 

 zione , o che la verghetta cada per 

 proprio conto al sopraggiungere di una 

 scossa, o sia costretta a cadere urtata 

 dall'ago scrivente, l'orologio 0, già fer- 

 mo sulle XII, si pone con sicurezza in 

 Fig. 6. = marcia, dappoiché l'asticina verticale g 



connessa al bilanciere viene trascinata dall'appendice r della V. Una volta 

 posto in moto l'orologio, l'indice dei secondi immerge ad ogni rivoluzione la 

 sua estremità di platino in una coppa di ebanite T, contenente mercurio, e 

 fa agire ad intermittenza una suoneria elettrica per la chiamata dell'osservatore. 



« D'ordinario i sismografi tracciano le loro indicazioni sopra una super- 

 ficie fissa; ma per impedire la grande confusione che generalmente risulta 

 nei diagrammi così ottenuti, io ho preferito di rendere mobile durante la 

 scossa il disco affumicato, non con moto uniforme, bensì a scatti e ad inter- 

 valli uguali, in guisa che si possano ottenere altrettanti diagrammi corri- 

 spondenti a varie fasi del fenomeno. La rotazione a scatti del disco si ottiene 

 per mezzo di un semplice meccanismo di orologeria M, che si vede abbozzato 

 nella stessa fig. 6, al di sotto del disco D, e che si pone in movimento anche 



(') Ann. dell'US. Centr. Met. e Geod. Ital. - Ser. 2 a , voi. Vili, parte IV, 1886, p. 1. 



