— 307 — 



al cadere della verghetta V. Infatti l'appendice r urtando nella leva l, che 

 ruota attorno a cp, rende libera un'aletta del ventilatore A; ed il disco, in 

 virtù di una molla racchiusa nel tamburo t, incomincia la sua rotazione a 

 scatti, che si ottiene mediante otto pernetti p disposti a spirale al disotto 

 della piattaforma del disco D. Per dare una idea di questo registratore, riporto 

 nella fig. 7 in vera grandezza un fac-simile dei diagrammi ottenuti sul disco 

 affumicato, relativi ad una scossa artificiale. 



« Nel nuovo sismografo si ha il modo di conoscere: 1.° l'ora della scossa; 

 2.° le successive direzioni della stessa; 3.° l'intensità nelle diverse sue fasi; 

 4.° la durata; 5.° il periodo oscillatorio del suolo; 6.° il diagramma di una 

 seconda scossa senza che esso intralci le indicazioni già ottenute per la prima, 



nel caso che lo stru- 

 mento non fosse stato 

 ancora rimontato. Ol- 

 tre a ciò lo strumento 

 funziona da due spe- 

 cie distinte di sismo- 

 scopi, che certamente 

 sono sensibili a molte 

 forme di terremoti; e 

 funziona inoltre da 

 reotomo intermittente 

 per la chiamata del- 

 l'osservatore. 



« Per dare una 

 idea della sensibilità 

 del nuovo sismografo, 

 resta a dire che la lun- 

 ghezza del pendolo è 

 Kig. 7. di circa l ra ,5 ed il 



36 cm 



rapporto dei bracci della leva moltiplicatrice è di —- ; il peso del corpo 



pendolare è di 10 kg , mentre quello della leva di circa 20 gr , cioè 500 volte 

 minore del primo. Quando si distacchi il disco affumicato dall'ago scrivente, 

 questo entra tosto in sensibile movimento al pari della cuspide di un vero 

 tromometro ; ma quando si riporti il disco in contatto dell'ago, cessa ogni 

 oscillazione a causa del nuovo attrito. Però anche questo è relativamente tenue, 

 poiché per spostamenti iniziali della massa non superiori a due o tre mil- 

 limetri, essa compie ancora una ventina di oscillazioni, sempre più piccole, 

 prima di arrestarsi. 



« Questo sismografo è stato ideato allo scopo di destinarlo agli Osser- 

 vatori di 2° ordine della rete sismica italiana, ed è stato possibile costruirlo 



