— 57 — 



tenere eguale a zero, o almeno trascurabile, il magnetismo che esso induce 

 nella roccia. Sperimentalmente ciò non è possibile, e del resto non torna nep- 

 pur conto a rendere il magnetismo di quest'ago assai debole, perchè dimi- 

 nuendo la forza direttrice, cresce l'errore prodotto dall'attrito sul perno, e le 

 indicazioni della bussola verrebbero affette da un errore forse più forte di 

 quello prodotto dal magnetismo indotto dall'ago nella roccia. 



« Per rendere più sensibile la differenza di attrazione che subiscono i 

 due aghi, ho scelto roccie orientate in modo che gli aghi non avessero a di- 

 sporsi nè parallelamente nè normalmente ad esse, ma in un azimut inter- 

 medio. E ne è chiara la ragione: nel 1° caso l'induzione dei due poli sulla 

 roccia sarebbe eguale, e non produrrebbe per conto suo alcuna perturbazione ; 

 nel 2° caso il campo magnetico potrebbe avere la stessa direzione dell'azione 

 perturbatrice provocata nella roccia dall'ago, e la declinazione magnetica non 

 ne sentirebbe alcun effetto: scegliendo invece una roccia orientata in modo che 

 l'ago acquisti una direzione rispetto ad essa intermedia tra la parallela e la 

 normale, il polo più vicino esercita un'azione induttrice più forte che l'altro, 

 e la pertmbazione in tal modo prodotta non è mascherata dalla direzione 

 del campo. 



- L'istrumento adoperato nelle misure è una bussola di declinazione, 

 munita di cannocchiale, di eccellente costruzione, appartenente all'Istituto 

 fisico dell'Università romana. L'ago calamitato pesa gr. 16.09, è lungo 

 cm. 16.29, ed il suo momento magnetico è 538.1 unità C. Gr. S. A ciascuna 

 estremità è fissata una punta corta e finissima di ottone, la quale si muove 

 sopra le divisioni del cerchio graduato. Il cappelletto è di agata e poggia 

 sopra un perno acutissimo di acciajo temperato, che si può colla massima fa- 

 cilità togliere e cambiare. La graduazione in terzi di grado molto fine è fatta 

 su d'uno specchio per potere evitare l'errore di paralasse, e le letture fatte 

 coli 'aiuto di un microscopio semplice sono esatte a 2'. L'ago di ricambio è 

 lungo solo cm. 6.0 e pesa gr. 9.417; ma ai suoi estremi sono aggiunte due 

 solide appendici di alluminio, che lo rendono dello stesso peso, forma e lun- 

 ghezza del primo ; il suo momento magnetico è 94.2 un. C. G. S., ed è quindi 

 5.71 volte minore di quello dell'ago normale della bussola. 



« Per stabilire il grado di fiducia che meritano le misure, ho determi- 

 nato l'errore proveniente dall'attrito dell'ago sulla punta, in conseguenza del 

 quale esso non ritorna esattamente alla sua posizione d'equilibrio, quando 

 venga spostato. A tale scopo adattai all'ago un piccolo specchietto, e lo col- 

 locai sul suo perno entro una scatola a pareti di vetro. Le posizioni d'equi- 

 librio prese dall'ago dopo essere stato smosso venivano determinate coli' aiuto 

 di canocchiale e scala. Essa era posta a tale distanza dallo specchio, che 

 un millimetro rappresentasse uno spostamento angolare di 1'. E inutile dire 

 che gli spostamenti ottenuti venivano corretti per le variazioni della decli- 



