— 58 — 



nazione, sicché essi rappresentano esclusivamente l'errore di accomodamento 

 sul perno. 



* Le varie serie di misure fatte mostrano un rilevante accordo tra le 

 successive posizioni d'equilibrio prese dall'ago, qualora si abbia cura volta 

 per volta di dare alla cassetta dei leggerissimi urti, prima che l'ago si fermi 

 definitivamente : quando non si usi tale precauzione, si possono avere fra una 

 lettura e la successiva delle differenze, che salgono anche sopra i 4'. 



« Riporto nella seguente tabella gli scartamenti dal medio aritmetico 

 ottenuti in tre serie di confronti in condizioni diverse: la l a colonna dà gli 

 scartamenti (espressi in minuti primi) dal medio quando l'ago era posto 

 sopra una punta di acciaio e la cassetta non veniva scossa; la 2 a colonna 

 dà gli scartamenti ottenuti quando l'ago era posto sulla stessa punta, ma 

 la cassetta veniva assai leggermente scossa; la 3 a colonna dà gli scartamenti 

 ottenuti quando l'ago era posto sopra una punta di platino-iridio e la cassetta 

 veniva scossa. 



Tabella I. 



I 



u 



in 



— 0'.71 



-+- 0'.24 



0'.07 



-^0.39 



— f— .34 



-+- .23 



— 2.01 



-i- .04 



— .43 



+ 0.19 



— .06 



-+- .63 



— 2 .41 



-+- .14 



— .13 



-+- 1 .69 



- .16 



-+- .13 



-k0.49 



- .06 



- .07 



-*- 1 .79 



— .06 



-+- .03 



h-0.59 



— .16 



- .27 





— .26 



— .17 



« Gli errori medi di una osservazione sono nei tre diversi casi rispet- 

 tivamente 



=t l'.46 zt: 0'.17 =tr 0'.29 



« Si scorge quindi, che quando si ha la precauzione di dare dei legge- 

 rissimi urti alla bussola, l'errore che si commette per l'accomodamento del- 

 l'ago sul perno è affatto trascurabile, siano i perni d'acciaio o di platino-iridio. 

 Del resto ad un risultato quasi eguale sono arrivati Schmidt ( l ) e Breithaupt ( 2 ) 



(1) Zeitschrift fiir Instrumentenkunde, voi. Vili, 1888, p. 311 e voi. IX, 1889, p. 71. 



(2) Idem. voi. Vili, p. 358. 



