nel modo, che si è detto, in comunicazione coll'atmosfera, abbia raggiunto 

 una temperatura costante, sia dovuta all'ambiente, sia prodotta artificial- 

 mente mediante un riscaldamento ( 1 ). Si fa allora affiorare il mercurio alla 

 punta F, e si chiude il robinetto K. Subito dopo si toglie la comunicazione 



dei tre recipienti coll'aria esterna, e 

 si chiude l'uno o l'altro dei robinetti C 

 e C, secondo che si vuol far prima la 

 misura confrontando il recipiente me- 

 diano o col destro o col sinistro. 



« Quindi si ottiene un primo raf- 

 freddamento del bagno aggiungendovi 

 acqua fredda; e dopo aver raggiunto 

 per un tempo sufficiente la costanza 

 della nuova temperatura, si procede col 

 metodo, già indicato nella Nota prece- 

 dente, alla misura della differenza di 

 pressione tra l'aria secca del recipiente 

 mediano e quella satura prima di uno, 

 poi dell'altro dei due recipienti laterali. 

 Si hanno così due distinte misure della 

 tensione cercata del vapor acqueo, le 

 quali si centrollano a vicenda. 



« Si passa in seguito a raffreddare 

 ulteriormente il bagno, e dopo rag- 

 giunta una temperatura costante più 

 bassa, si ripetono le misure come sopra. 



u Siano: 



V l5 V 2 , V 3 le rispettive capacità a zero( 2 ) 

 dei recipienti Ri, R 2 , R 3 - 



(!) Questa temperatura vien misurata nel nostro apparecchio da tre termometri 

 uguali che, attraversando il tappo di ciascun recipiente, penetrano nel suo interno, in modo 

 che il bulbo viene a corrispondere a un dipresso al centro. Detti termometri sono a quinti 

 di grado, ed hanno divisioni di tale lunghezza che il loro decimo può essere como- 

 damente apprezzato: la scala va da — 25° a -+- 30°. Furono confrontati al principio 

 delle esperienze del 1892 con un buon termometro Tonnelot, di cui si aveva il campiona- 

 mento recentemente fatto all'Ufficio Internazionale di Pesi e Misure a Parigi, e prima di 

 cominciare la nuova serie d'esperimenti ne fu riverificato lo zero. Tanto la temperatura 

 iniziale del bagno, quanto quella dei successivi raffreddamenti, si è ottenuta prendendo la 

 media delle letture sui tre termometri, che del resto sono andati sempre d'accordo fra 

 loro entro pochi centesimi di grado. 



( 2 ) S'intende che nell'assegnare il valore dei volumi V\ e V 3 , si è tenuto conto di 

 quella piccola quantità d'acqua che si è lasciata a bella posta nei due recipienti laterali 

 per assicurare la saturazione dell'aria. 



Rendiconti. 1894, Vol. Ili, 2° Sem, 4 



