— 24 — 



però tolto dal riflettere che se l'anomalia fosse stata veramente prodotta dalla 

 causa accennata, non avrebbe dovuto osservarsi nel metodo di controllo, in 

 cui si misurava di nuovo l'umidità della stessa massa d'aria confrontandola 

 non più coli' aria secca, ma coli' aria satura contenuta nel recipiente destro R 3 . 

 Ora la suddetta anomalia si osservava di fatto su per giù in egual misura 

 anche con questo metodo di controllo. 



« Abbiamo perciò creduto opportuno intraprendere nel R. Istituto fisico 

 di Roma una nuova serie di esperienze col nostro apparecchio allo scopo di 

 gettare, se fosse possibile, un po' di luce su tal fatto, ed avere nel tempo 

 stesso occasione di provare nuovamente la bontà dell'apparecchio. 



* 



« Per questa nuova ricerca abbiamo sperimentato su masse d'aria sempre 

 satura, e ciò tanto per poter fare il paragone tra i valori delle tensioni mas- 

 sime trovati da noi e quelli riportati nelle tavole d'uso, quanto perchè era 

 da ritenersi che in questo caso il fenomeno da studiare sarebbe stato più 

 accentuato. A questo scopo abbiamo saturata l'aria contenuta nei due reci- 

 pienti sinistro e destro (R l7 R 3 ) tenendovi dentro permanentemente una piccola 

 quantità d'acqua. Invece il recipiente mediano R 2 nel corso di queste nuove 

 esperienze è stato sempre tenuto pieno di aria secca ( 1 ), e per maggior ga- 

 ranzia sempre in comunicazione coll'esterno attraverso un grosso recipiente 

 con anidride fosforica ed un sistema di tubi essiccanti. Al contrario gli altri 

 due recipienti R[ ed R 3 stavano in comunicazione coll'esterno per mezzo di 

 un recipiente con acqua. 



« Con questa nuova disposizione dell' apparecchio il modo di sperimen- 

 tare è il seguente. Al principio dell'esperienza il mercurio nel tubo gra- 

 duato G ( 2 ) invece che allo zero, come per l'innanzi, si conduce ad un punto 

 della graduazione più basso, tale che quando dopo il massimo raffreddamento 

 si dovrà sollevare il mercurio per ristabilire l'aflioramento alla punta, non 

 abbia da oltrepassare lo zero. Il tubo G' si empie invece, come al solito, 

 di mercurio fino allo zero della graduazione. Fatto questo, si chiudono i ro- 

 binetti H ed H', e si aspetta che l'aria contenuta nei tre recipienti, e posta 



(') Nell'esperienze del 1892 era questo il recipiente destinato a racchiudere l'aria da 

 studiare: ma in questa nuova serie d'esperienze non si poteva far lo stesso, perchè la 

 forma speciale di detto recipiente, che si prolunga in basso con uno stretto tubo di comu- 

 nicazione, non permetteva di lasciarvi dentro dell'acqua per assicurare la saturazione del- 

 l'aria. 



( 2 ) Queste lettere e le altre delle diverse parti del nostro apparecchio si riferiscono 

 all'annessa figura, la medesima riportata nella Nota del 1892. 



