— 130 — 



« Mi sono poi voluto assicurare mediante un'analisi elettrolitica, ese- 

 guita su alcuni saggi di esse, che rispondevano assai prossimamente al titolo 

 suddetto. 



« La lega A è di color rosso di rame; ha struttura fibrosa; peso speci- 

 fico 8,771 a 25°6; è duttile e malleabile ed assai resistentente al ferro 

 quando si tornisce. 



La seconda lega B è di colore giallo d'oro, ha struttura granulare ; è 

 ancora duttile e malleabile; si lavora agevolmente ed ha il peso specifico 8,294. 



La lega C è assai più dura delle altre; ha pure essa colore d'oro; è 

 duttile a caldo ; ha tessitura analoga alla precedente ed il suo peso specifico 

 è 7,819. 



» La lega D che ha peso specifico 7,509 è di colore giallo tendente a 

 quello dell'ottone; ha struttura finamente granulare e come l'ottone si lavora 

 benissimo al tornio. Tutte queste leghe si portano a pulimento e non si ossi- 

 dano in modo sensibile all'aria se non quando sono portate ripetutamente ad 

 alte temperature. 



« In fine la lega E ha l'aspetto dell'antimonio con dei riflessi rossastri. 

 Ha frattura concoide e si rompe sotto leggieri colpi di martello. Il suo peso 

 specifico è 7,252, e la sua durezza è tale da resistere alla sega ed al bulino. 

 Per questa ragione ho dovuto escluderla dalle misure di dilatazione. 



« 2. Per istudiare la dilatazione termica di queste leghe ho seguito il 

 metodo di Fizeau (') colle modificazioni arrecatevi da Abbe, usando del Di- 

 latometro di Abbe-Fizeau costruito dalla casa Zeiss di Jena. E poiché questo 

 ingegnoso metodo è ancora poco noto, ne riferirò il principio succintamente, 

 rimandando chi volesse aver maggiori dettagli alla Memoria del dott. Pulfrich 

 Ueber das Abbe-Fiseau sche Dilatometer pubblicata nella « Zeitschrift fur In- 

 strumentenkunde, 1893, p. 401 e seg. ». Le modificazioni di Abbe al metodo 

 di Fizeau consistono nell'avere introdotto l'uso di luci di diversi colori e 

 delle misure micrometriche che semplificano assai il processo di osservazione. 

 Con tali varianti riesce praticamente possibile di determinare i mutamenti 

 avvenuti nella sostanza sperimentata, colla sola osservazione dello stato ini- 

 ziale e dello stato finale del sistema delle frangie di interferenza, e di de- 

 durre mediante il calcolo il numero intiero delle striscie passate nel campo 

 per una certa variazione di temperature dell'oggetto. 



« L'istrumento uscito dalla officina di Zeiss contiene il solito tavolinetto 

 di Fizeau in acciajo, col suo vetro a superficie piane (ma leggermente incli- 

 nate), marcato nel centro della faccia inferiore con un dischetto esilissimo 

 di argento ; ha poi un apparecchio di osservazione costituito da un cannocchiale 

 con micrometro che riceve anche lateralmente la luce proveniente da un tubo 

 di Geissler, luce destinata ad illuminare il tavolinetto ; inoltre ha un canoc- 



(i) Ann. de Oh. et de Physique; IV" sèrie, t. II, 1864, p. 143; e id., IV sèrie, t. VIU, 

 18G6 p. 335. 



