— 134 — 



« Il calcolo si limita alla ricerca di quella m 0 che è a capo della linea 

 ove coincidono le o ricavate dai dati della esperienza. 



« Anche in questo caso se q risultasse negativa, la si rende positiva e 

 minore d'uno coli' aggiunta della unità positiva. Con questo m si calcola il 

 numero / delle righe passate durante la variazione della temperatura. 



« Onde ottenere di fermare l'attenzione su quella coincidenza che risolve 

 realmente il problema, occorre avere un grossolano concetto della grandezza 

 della dilatazione che si cerca. 



3. Io ho adoperata, per ottenere la riflessione della luce, una lastrina ausi- 

 liaria di quarzo tagliata perpendicolarmente all'asse ottico. I diversi pezzi 

 di lega di rame ed alluminio li ho tagliati in forma di cilindro, del dia- 

 metro di 2 cm. e dell'altezza di quasi un centimetro; la faccia inferiore 

 l'ho resa levigata, e nella superiore ho intagliato un rialzo circolare, sotti- 

 lissimo, il quale serviva di appoggio alla lastrina di quarzo. 



« Posso assicurare che le diverse misure di spessori le ho ottenute colla 

 precisione di min. 0,002. 



« L'aggiunta della lastrina di quarzo modifica così la formola: 



ove e e y sono lo spessore del quarzo e il suo coefficiente di dilatazione. I va- 

 lori di /? e di y da me adottati sono quelli stessi assegnati da Pulfrich al- 

 l'acciaio di cui sono fatte le viti, ed al quarzo perpendicolarmente all'asse. 



4. Per determinare la temperatura delle esperienze ho fatto uso di due 

 termometri di Alvergniat a scala intera, calibrati e divisi in quinti di grado. 

 L'uno era messo nel recipiente esterno del regolatore delle temperature che 

 era pieno d'acqua; e l'altro nel recipiente interno che invece ho empito di 

 limatura metallica. In questa era immersa la camera contenente il tavoli- 

 netto di Pizeau. Con una esperienza preliminare mi sono assicurato che il ta- 

 volinetto, dopo circa 6 ore di riscaldamento, ha raggiunto la temperatila in- 

 dicata dal termometro esterno. 



« Ho poi sempre avuto cura di conservare l'apparecchio dopo il riscal- 

 damento per due o tre ore allo stato stazionario, avanti di procedere alle 

 misure. Un altro buon criterio per riconoscere la stabilità della temperatura, 

 è di fare alla fine di ogni serie di osservazioni, una misura di controllo delle 

 righe che furono osservate per prime. 



« Ed ora esporrò i risultati delle ricerche fatte sulla dilatazione dei 

 bronzi di alluminio. 



2L(/ ! -/ ] ) L 



£ = 0,0000107 

 y = 0,0000138. 



