— 300 — 



« Siccome la bilancia di Mohr di solito viene fornita dai costruttori con 

 due piatti per le pesate ordinarie, e con un piattello con uncino per deter- 

 minare la densità dei solidi col metodo idrostatico, l'aggiunta di una o più 

 boccette servirebbe a completare, con poca spesa, la bilancia suddetta come 

 strumento per la misura dei pesi e delle densità, e ad estenderne l'uso in 

 anche ai casi cui si dispone di poca quantità di liquido. 



« Con una boccetta da 10 grammi si potrebbe anche determinare con 

 discreta esattezza il coefficiente di dilatazione dei liquidi ; però è da notare 

 che le variazioni di temperatura e l'azione dei bagni per il riscaldamento, 

 esporrebbero la boccetta a variazioni di capacità e di peso che renderebbero 

 necessaria una frequente verificazione di queste due quantità, e perciò sarebbe 

 conveniente che per le dilatazioni si usasse una boccetta diversa da quella 

 che serve per le densità. 



« Queste boccette si possono costruire con molta facilità e senza molta 

 perdita di tempo tirando alla lampada un tubo d'assaggio in modo che prenda la 

 forma di dilatometro, avendo cura di lasciar ispessire molto le pareti nel punto 

 che si riscalda, e di tirare leggermente in modo che il tratto capillare riesca 

 corto p. es. 1 cm. e a pareti spesse e quindi poco fragile. Si prepara una 

 volta per sempre un grosso filo d'ottone che faccia equilibrio al tubo e al- 

 l'uncino che serve di sostegno, e si pesano nel tubo 5 cm 3 di mercurio, che 

 servono per indicare il punto dove si deve scaldare il tubo (occorre scaldare 

 in un punto 5 mm. circa al disopra della posizione del livello del mercurio, 

 altrimenti il bulbo riesce troppo piccolo) e per verificare se il bulbo ha la 

 capacità voluta. Scaldando il fondo del tubo finché il vetro si rammollisce 

 e soffiando o no si riesce ad aumentare o ridurre la capacità. 



« Usando una boccetta in forma di dilatometro è comodo per riempirla, 

 vuotarla, asciugarla ecc. far uso di un tubo o pipetta affilata a un capo in 

 tubo capillare; però avviene spesso che questo si rompe dentro il tubo ca- 

 pillare della boccetta e vi rimane conficcato. Si può estrarlo facilmente col 

 seguente artifizio. 



« Si prende un filo metallico che entri molto comodamente nel frammento 

 di tubo che si vuole estrarre, si ricopre l'estremità del filo di un sottile 

 strato di ceralacca, si introduce questa estremità nel frammento, si scalda 

 il tubo in modo che la ceralacca fonda e si lascia raffreddare senza muovere 

 il filo. In tal modo la ceralacca serve di cemento fra il tubetto ed il filo, 

 tirando questo vien fuori anche il tubetto. 



« Apparecchio per la misura del volume dei solidi. Generalmente il 

 volume dei solidi viene dedotto dalla determinazione coi noti metodi del peso 

 d'un volume uguale di un liquido di nota densità. Questo metodo molto pre- 

 ciso è altresì comodo quando, come nelle determinazioni della densità, oc- 

 corre conoscere il peso del solido ; se invece ciò non è necessario, torna più 

 comodo e spiccio di immergere il solido in un liquido e misurare l'aumento 



