— 301 — 



apparente del volume di questo, oppure misurare il volume del liquido che 

 bisogna togliere perchè il livello ritorni alla posizione di prima. 



« La causa d'errore principale inerente a questo metodo si è che qualora 

 il solido non sia riducibile in frammenti, occorre che il recipiente ove è con- 

 tenuto il liquido sia piuttosto largo, quindi un piccolo errore nell' apprezzare 

 la posizione del livello produce un errore non trascurabile nella misura del 

 volume ; l'uso di tappi o coperchi smerigliati terminanti in un tubo capillare 

 non eliminano questa causa d'errore nel caso di recipienti piuttosto larghi. 

 Un altro errore pure non trascurabile si ha nella possibile differenza della 

 quantità di liquido che rimane aderente alle pareti e nel menisco prima e 

 dopo l'immersione del solido. 



« Credo che il seguente apparato elimini o riduca le suddette cause di 

 errore meglio di moltissimi finora proposti; esso inoltre ha il vantaggio di 

 poter essere facilmente e rapidamente composto, delle dimensioni che si ri- 

 tengono più opportune, con recipienti d'uso comune nei Laboratori. 



« Esso si compone d'un bicchiere di vetro A, ad orlo smerigliato, nel cui 

 interno trovasi fissata stabilmente alle pareti, con ceralacca o altrimenti, una 

 astina di vetro o di platino a ricurva all' insù, la cui estremità è affilata, di- 

 stante dalle pareti 5 a 10 mm. e termina nel piano dell'orlo. Una buretta 

 di Mohr B, munita alla parte superiore di un tubo di gomma, permette di la- 

 sciare effluire nel bicchiere o di aspirare dal medesimo un volume noto di 

 liquido. 



« Affinchè l'astina termini esattamente nel piano dell'orlo del bicchiere, 

 la si fissa per es. con ceralacca press'a poco ad altezza conveniente, poscia, 

 mentre il mastice adoperato è ancor molle, si capovolge il bicchiere su di 

 un piano, e così l'estremità dell' astina cade o viene sollevata sino al piano 

 suddetto. 



« Per misurare il volume d'un solido si spalma leggermente con grasso 

 o paraffina la superficie piana e resa orizzontale dell'orlo del bicchiere, si 

 riempie questo d'acqua e di questa si regola la quantità insino a che essa nel 

 bicchiere affiori esattamente alla punta dell'astuta e che nella buretta il li- 

 vello si trovi alla parte inferiore della graduazione. Quindi si aspira nella 

 buretta un volume di acqua maggiore di quello del solido, s'introduce questo 

 nel bicchiere e si lascia effluire acqua dalla buretta finché il livello affiora 

 nuovamente alla punta suddetta. L'aumento del volume dell'acqua rimasta 

 nella buretta è uguale al volume del solido, che si suppone coperto intera- 

 mente dall'acqua del bicchiere ( 1 ). 



0) L'astina a potrebbe anche trovarsi fuori del liquido, colla punta rivolta all'ingiù e 

 terminante nel piano dell'orlo del bicchiere. L'affioramento è indicato dal salire che fa il 

 liquido lungo la punta, che deve essere asciugata ogni volta, per adesione; la deter- 

 minazione è meno esatta che colla punta immersa, ma più facile. 



