— 40 — 



Sulla misura dell' inclinazione dell' areometro, sulle cause d' errore che 

 essa presenta, e sul grado d' esattezza che si può ottenere senza ricorrere a 

 mezzi straordinari e non giustificati, non ho fatto che poche esperienze, ma 

 credo tuttavia utile accennare ai vari modi che si possono seguire. Si può 

 adattare V arco graduato sulla faccia anteriore del recipiente il quale dovrà 

 essere a faccie piane, alto, largo e poco spesso ; la casa Leybold di Colonia 

 fornisce recipienti di dimensioni svariatissime formati di lastre da specchi o 

 riunite con un mastice resistente agli acidi e adattatissimi per questo scopo. 

 Sarà utile che almeno le principali divisioni dell' arco graduato siano pro- 

 lungate fino ad incontrare la tangente verticale dell' arco stesso, la quale 

 potrà essere divisa nel modo precedetemente indicato. 



Con questa disposizione sono specialmente nocivi gli spostamenti longitudi- 

 nali dell'areometro, i quali distruggono la necessaria coincidenza dell'asse di 

 rotazione col centro dell' arco graduato, e quindi converrà cercare con qualcuno 

 dei mezzi indicati o con altri mezzi di impedire tali spostamenti. Si potrà al- 

 tresì misurare l' inclinazione mediante un' alidada, e così gli spostamenti del- 

 l' asse di rotazione dell' areometro riusciranno innocui, purché si conduca 

 1' alidada ad esser sempre parallela ai lati o all'asse di figura dell' areometro. 



Si può anche inclinare il recipiente finché i suoi lati o una retta 

 qualsiasi tracciata su di esso siano paralleli all' areometro, ed allora si 

 potrà usare un recipiente qualsiasi purché trasparente, ma sarà necessario 

 un modo di sospensione più stabile di quello ad uncino. Servendomi della 

 sospensione bifilare e per mezzo di un sostegno Bunsen potei costruire prov- 

 visoriamente una disposizione che permetteva di misurare la densità del li- 

 quido senza toglierlo dalla boccetta nel quale era conservato. La boccetta, 

 quasi piena di liquido, era tenuta solidamente pel collo mediante una delle 

 solite pinze del sostegno suddetto e poteva esser inclinata o fissata in qual- 

 siasi inclinazione mediante una delle solite morsetto a rotazione ; V areometro 

 era sospeso pei due fili paralleli le cui estremità superiori erano legate ad 

 un tubo di vetro in forma di T attraversante un tappo di grandezza adatta 

 per la boccetta. Introdotto l' areometro nella boccetta, fissato il tappo nel 

 suo collo, inclinavo questa e la fissavo, quando i lati dell' areometro erano 

 paralleli, a quelli della boccetta e leggevo sopra una scala la tangente dell' in- 

 clinazione, mediante un indice che partiva dall' asse di rotazione. 



Finalmente si può misurare l' inclinazione dell' areometro fissando a esso 

 uno specchietto ed osservando in questo con cannocchiale fisso l' immagine 

 d' una scala fissa ; 1' effetto della rifrazione subita dai raggi laminosi, la quale 

 alimenta bensì la deviazione dei raggi stessi e quindi la sensibilità, ma essendo 

 diversa pei diversi liquidi non può essere trascurata, può essere eliminato 

 completamente immergendo la scala nel liquido, oppure quasi completamente, 

 applicandola contro la faccia esterna del recipiente, e disponendo inoltre l'asse 

 ottico del cannocchiale perpendicolarmente ad essa faccia. Si può invece deter- 



