— 39 — 



Temendo che l' attrito potesse diventar sensibile qualora le due sferette 

 colle quali s' appoggia 1' areometro avessero un diametro alquanto diverso e 

 quindi la rotazione fosse necessariamente accompagnata da un leggero stri- 

 sciamento di una delle due superficie sferiche contro il piano, aumentai pro- 

 gressivamente il diametro di una delle sferette fino a 2,7 mm. mentre l' altra 

 rimaneva di 0,7 mm. ma anche in questo caso, operando nei modi suddetti, 

 non mi fu possibile constatare l' esistenza dell' attrito. 



Un inconveniente che presenta questo modo d' appoggio e che in taluni 

 casi può riuscire molto incomodo, è quello della instabilità; se lo stretto 

 piano sul quale appoggia 1' areometro non è orizzontale, in seguito agli urti 

 e alle vibrazioni inevitabili del tavolo, l' areometro facilmente si sposta e ne 

 cade, e ciò può avvenire anche se il piano suddetto è orizzontale in seguito 

 a scosse un po' forti, oppure anche senza scosse se il piano è molto inclinato ; 

 un apposito riparo può impedire tale caduta, ma spesso può porre un certo 

 ostacolo alla libera inclinazione dell' areometro. Credo però che si potrà ri- 

 mediare a tale instabilità sostituendo al piano d' appoggio una superfìcie ci- 

 lindrica concava, p. es. una striscia longitudinale d' un tubo di vetro, oppure 

 due superficie concave nel fondo delle quali appoggino le due sferette terminali 

 dell' areometro, ma non ho sperimentato con queste disposizioni e non so se 

 anche in tal modo 1' attrito riesca insensibile. 



Provai invece altri modi d' appoggio, cercando d' ottenere che l' areometro 

 fosse più stabilmente e quasi indissolubilmente connesso col suo sostegno, e 

 sostituii all' uncino D un ago d' acciaio perpendicolare all'asse di figura dell' areo- 

 metro e che poteva ruotare sopra un piano di vetro o due tubi coassiali, o entro 

 due anelli pure di vetro che facevano da cuscinetti, oppure fissai il tubo o 

 gli anelli all' areometro e l'ago d'acciaio al sostegno, ma in tutti questi 

 casi, forse in gran parte a causa della costruzione imperfetta, l' attrito era 

 molto notevole, e perciò la posizione d' equilibrio dell' ago cambiava per effetto 

 degli urti, ed allorché esso veniva deviato non ritornava più esattamente 

 alla posizione primitiva. 



Un modo di sospensione che mi parve presentare attrito minimo o nullo, 

 e che è stabilissimo ma col quale feci poche esperienze, si ha colla sospen- 

 sione bifilare, con due fili parallelli un po' distanti (p. es. 1 cm.) i quali 

 assicurano l' invariabilità del piano nel quale varia l' inclinazione dell' areo- 

 metro, ma non impediscono quest' ultima che si può produrre liberamente 

 attorno all' asse determinato dai punti d'attacco dei fili all'areometro. L'uncino 

 della figura era sostituito da una corta astina o ago trasversale alle cui estre- 

 mità legavo i fili ; feci alcune prove con fili di bozzolo e con seta da cucire, 

 e l'attrito risultò trascurabile, però l'inclinazione dell'ago variava un poco 

 allorché variavo l' inclinazione dell' asse di rotazione, tuttavia mi parve che, 

 colle opportune cure per render fissi i punti d' attacco dei fili, con tale di- 

 sposizione si possano avere risultati soddisfacenti. 



