— 38 — 



Conviene inoltre a questo proposito notare che in questo strumento la fis- 

 sità dell' asse di rotazione non ha tanta importanza come nel caso della bilancia ; 

 in questa la distanza del centro di gravità del giogo dall' asse di rotazione 

 essendo molto piccola (dal calcolo della deviazione che vi produce il peso 

 di 1 mgr., con dati approssimativi per le dimensioni e il peso del giogo, essa 

 mi risulterebbe di circa f- decimo di millimetro), una variazione minima 

 nella posizione di questo asse può produrre una variazione relativamente molto 

 notevole della distanza stessa, e quindi del momento esercitato dal peso del 

 giogo ed equilibrato dalla differenza di peso nei piatti ; quindi nel caso della 

 bilancia sarebbe poco esatto il dedurre la differenza di peso suddetta dal- 

 l'inclinazione del giogo, fuorché nel caso che entrambe queste quantità fos- 

 sero molto piccole. Invece negli areometri ora descritti le distanze dei 

 punti d' applicazione delle due forze che si fanno equilibrio dall' asse di 

 rotazione, essendo di parecchi centimetri, una variazione minima nella posi- 

 zione di questo asse non produrrebbe che variazioni trascurabili nei valori 

 di l ed l' , e per di più queste variazioni essendo dello stesso segno, i loro 

 effetti si distruggerebbero più o meno completamente qualora l ed ì! fossero 

 non molto differenti. 



Per assicurarmi che anche la 2 a condizione è soddisfatta, cioè che l' at- 

 trito è realmente trascurabile, usai un areometro della forma rappresentata 

 nella figura, il quale resi molto sensibile, disponendo la zavorra quasi sim- 

 metricamente attorno all' asse del tubo, in modo che il centro di gravità 

 e quindi la AP fosse poco al disotto di tale asse. Di più aumentai ancora 

 la sensibilità osservando le deviazioni col metodo della riflessione, e a tale 

 scopo fissai siili' uncino uno specchietto, collocai 1' areometro in un recipiente 

 pieno d'acqua a faccie abbastanza piane, ed osservai nello specchietto me- 

 diante un cannocchiale distante da esso metri 1,50 l'immagine d'una scala 

 verticale adiacente al cannocchiale; tale immagine non era molto nitida spe- 

 cialmente per raggi obliqui, tuttavia era possibile apprezzare i decimi delle 

 divisioni millimetriche della scala. 



Per iscorgere se esiste una influenza sensibile dell' attrito sulla posizione 

 d' equilibrio dell' areometro, usavo successivamente tre modi diversi, cioè prima 

 davo urti ora forti ora deboli al tavolo e al recipiente, per effetto dei quali 

 l' areometro saltellava e si spostava sul suo piano d' appoggio e non di rado 

 ne era sbalzato fuori, poscia deviavo 1' areometro dalla posizione d' equilibrio 

 sollevandone o deprimendone l' estremità libera, e finalmente toglievo affatto 

 l' areometro dall' acqua e poi di nuovo lo rimettevo a posto. In tutti tre i 

 casi la divisione della scala coincidente col filo orizzontale del reticolo, pas- 

 sato il periodo di perturbazione, ritornò sempre invariata e solo si spostava 

 da un lato all' altro del campo a causa delle piccole variazioni dell' azimut 

 dell'areometro; rimane così dimostrato che nelle condizioni accennate l'at- 

 trito non esercita influenza sensibile sulla inclinazione dell' areometro. 



