— 37 — 



dell' areometro rimane costante purché si evitino gli urti al tavolo o al re- 

 cipiente, e purché il piano d' appoggio sia ben orizzontale. 



La forma e le dimenzioni possono variare senza inconvenienti ma altresì 

 senza grande utile; usai ora bolle sferiche zavorrate alle quali era saldata 

 lateralmente un' asta, talora sottilissima, di peso e volume pressoché trascu- 

 rabili, che terminava all' estremità libera coli' uncino che serviva di appoggio, 

 usai altresì bolle cilindriche o periformi saldate, ora longitudinalmente, ora tra- 

 sversalmente all' asta suddetta, collo scopo di variare le posizioni del centro 

 di gravità e del centro di spinta. Evidentemente se l' attrito sul punto d' ap- 

 poggio fosse sensibile, gioverebbe che i momenti delle due forze antagoniste 

 fossero grandi; ma siccome, come risulta da esperienze descritte in seguito, 

 tale non è il caso, l'aumento sia della spinta che del suo braccio di leva 

 risultano pressoché inutili. 



La forma più semplice è quella che è rappresentata nella figura 2, e che 

 consta semplicemente di un tubo cilindrico di vetro più o meno lungo e 

 largo, chiuso alle estremità, convenientemente zavorrato e munito ad un' estre- 

 mità dell' uncino suddetto D e all' altra estremità d' una punta che serve da 

 indice ; come zavorra servivano pallini di piombo rinchiusi nel tubo insieme a 

 molta cera, i quali si potevano raccogliere e fissare in varie posizioni fondendo 

 e lasciando poscia consolidare la cera. La sensibilità dell'areometro da quanto 

 s' è visto è piccola se i pallini sono raccolti in uno strato col centro di gra- 

 vità per quanto è possibile basso e vicino all' uncino, ed è molto grande se 

 il centro di gravità è molto vicino all' asse del tubo e lontano dall' uncino, 

 per quanto lo consente la stabilità dell' areometro. 



Nel recipiente A che contiene il liquido del quale si cerca la densità, 

 è fissata con ceralacca o altro mastice più conveniente, contro una parete 

 ed a metà altezza, una striscia sottile di vetro da specchi B col suo 

 piano orizzontale e sopra o sotto di essa si appoggia l' estremità dell' areo- 

 metro. 



Due condizioni essenziali per l' applicabilità delle formule e per il buon 

 funzionamento dell' areometro sono che il punto fisso sia esattamente tale e 

 quindi AP ed AQ abbiano valori costanti e direzioni fisse rispetto all' areo- 

 metro, e che inoltre 1' attrito che s' opporrebbe alla rotazione attorno al punto A 

 sia trascurabile. 



La l a condizione è certamente soddisfatta quando le estremità colle quali 

 l' areometro appoggia sopra un piano orizzontale sono sensibilmente sferiche, 

 quali risultano per effetto della fusione del vetro, e di piccolo diametro ; i mo- 

 menti del peso dell' areometro possono prendersi rigorosamente rispetto alla 

 congiungente i centri di esse sfere, la quale non partecipa alla rotazione 

 dell' areometro, ed anche se il piano d' appoggio non fosse esattamente oriz- 

 zontale, o fosse sostituito da una superficie leggermente concava, lo sposta- 

 mento di tale retta sarebbe affatto trascurabile. 



