— 34 — 



a questo genere di strumenti, che si prestano a indicare senza intervento 

 dello sperimentatore e con continuità la densità cercata e le sue variazioni 

 sopra apposita scala, e che inoltre possono funzionare in recipienti chiusi. 

 Credo perciò che questi areometri non solo possano interessare come un 

 nuovo modo possibile per misurare il peso specifico dei liquidi col metodo 

 idrostatico e senza incorrere nell' errore di capillarità, ma anche in vari casi 

 presentino reali vantaggi sugli areometri attualmente in uso. 



Sebbene io abbia eseguito molte esperienze con questo genere di areo- 

 metri e con disposizioni diverse dei medesimi, il tempo e la pratica potranno 

 suggerire utili modificazioni nei particolari della loro costruzione e del loro 

 uso, ma tuttavia credo opportuno di esporre frattanto il principio su cui essi 

 si fondano ed i principali risultati delle prove fatte sui medesimi. 



1. Areometri a peso costante e a inclinazione variabile; areometri a 

 riflessione. Il principio di questi areometri è il seguente : si abbia uno dei 

 soliti areometri a peso costante, il quale immerso in un liquido, vi si im- 

 merga completamente e vada a fondo ; se il vetro e la zavorra non sono uni- 

 formemente distribuiti attorno ali" asse dell' areometro, questo, dopo toccato 

 il fondo coli' estremità inferiore, s' inclina più o meno e poi rimane in equi- 

 librio, formando col piano orizzontale un angolo che dipende dalla posizione 

 reciproca del centro di gravità, del centro di spinta idrostatica e del punto 

 d' appoggio, e dipende inoltre dal volume e dal peso dell' areometro e dalla 

 densità del liquido, ma che, quando queste condizioni rimangono invariate, 

 ha un valore notevolmente costante che si riproduce esattamente ogniqual- 



1 



FlG. 1. 



volta si ripete l' operazione. Un risultato simile s' ottiene se si ha un areo- 

 metro che galleggi sporgendo in parte dal liquido e che abbia V accennata 

 dissimmetria nella distribuzione della massa, e lo si obblighi ad immergersi 

 completamente e ad appoggiarsi coli' estremità superiore contro la faccia in- 

 feriore d' una lastra di vetro orizzontale immersa nel liquido stesso. 



La relazione fra la densità del liquido e 1' angolo che l' asse dell' areo- 

 metro fa col piano orizzontale è molto semplice, tanto che con una oppor- 

 tuna costruzione dello strumento si può far a meno di qualsiasi formula e 

 leggere direttamente la densità cercata sopra un'apposita scala divisa in 

 parti uguali. 



Sia A il centro dell'estremità emisferica dell'areometro, la quale ap- 

 poggia contro un sostegno piano ed orizzontale, sia P il centro di gravità e 



