— 12 — 



correzione o soppressione del menisco potrà effettuarsi facilmente con uno 

 dei due metodi sopradescritti. 



.5. Bilancia idrostatica. — Già i primi fisici che idearono l'areometro 

 videro la possibilità d' usarlo come bilancia (alla quale propriamente spet- 

 terebbe la qualifica di idrostatica) ; però gli areometri di Nicholson o di 

 Fahrenheit erano troppo incomodi e troppo poco precisi per poter essere usati 

 con qualche utilità. 



Un perfezionamento importante fu quello di Tralles, il quale prolun- 

 gando e ricurvando l'asta dell'areometro, portò il piattello dei pesi al di- 

 sotto del recipiente che contiene il liquido e il galleggiante, e così assicurò 

 completamente la stabilità dell'areometro e rese inoltre impossibile che i 

 pesi cadessero nell'acqua. 



Nel 1894 ho descritto (Atti dell' Acc. dei Lincei) una bilancia di questo 

 genere che poteva pesare fino a 300 grammi, e nella quale avevo aumentato 

 la sensibilità e diminuito Y errore di capillarità, e quindi anche le sue va- 

 riazioni, che solo banno influenza, rendendo l'asta dell'areometro, che era 

 d'acciaio, molto sottile (circa 1 min.), ed inoltre avevo reso più facile e spedita 

 la pesata giovandomi, limitatamente, della variabilità del punto di affioramento. 



La necessità di render piccolo 1' errore di capillarità e quindi anche le 

 sue variazioni costringendomi ad usare un'asta sottile e quindi necessaria- 

 mente corta, limitava molto la variabilità del punto d' affioramento e la sua 

 utilità ; se però 1' errore di capillarità viene soppresso facendo uso del di- 

 schetto scorrevole, si può usare 1' asta più spessa e più lunga. Così p. es. se 

 l'asta avesse la sezione di 5 mm 2 e la lunghezza immergibile di 100 mm., 

 il suo volume sarebbe di 500 mm 3 e basterebbe regolare i pesi fino al mezzo 

 grammo perchè il punto d'affioramento cadesse sull' asta e la bilancia desse 

 automaticamente il peso esatto fino oltre il milligrammo. 



Una prova che i vantaggi di questa bilancia sono reali, può dedursi 

 dal fatto che anche il Lohnstein ha recentemente descritto una bilancia di 

 tal genere applicandovi il suo metodo per sopprimere il menisco, ma privan- 

 dola dell'utile derivante dalla variabilità del punto d'affioramento. Egli ad- 

 duce, o ripete, le stesse ragioni da me addotte in favore della bilancia, e 

 adotta il doppio piattello pure da me usato. L'asta dell'areometro potrebbe 

 pure essere utilmente di ferro smaltato. 



I vantaggi di questa bilancia sono: 1° Che essa non contiene nessun 

 pezzo di precisione e quindi può esser facilmente costruita, e non è soggetta 

 a guastarsi nè col tempo nè per cattivo uso ; alla rottura del pallone, posto 

 che sia di vetro, si rimedia coli' uso di un altro pallone. 2° La pesata riesce 

 più facile e più breve che non colle bilancie a giogo perchè si evita l'uso 

 dei piccoli pesi, il cui valore è dato automaticamente dallo sporgere o affon- 

 dare dell' asta dell' areometro. 3° Ciononostante la sensibilità, qualora si 

 sopprima l' errore di capillarità col dischetto scorrevole, può facilmente ol- 

 trepassare il milligrammo. 



