— 11 — 



Sperimentai quindi con un areometro provvisorio, senza scala nè za- 

 vorra, cioè formato semplicemente da un tubo di vetro lungo 18 cm. di 

 4,05 mm. di diametro cui era saldato a un' estremità un bulbo cilindrico e 

 pesante in tutto 9 gr. Esso galleggiava stabilmente nell'acqua quando nel 

 modo anzidetto lo caricavo d'un filo d'alluminio di 2 mm. di diametro for- 

 mante un fl alto 35 cm. largo in media 10 cm. e pesante circa 2 gr. 



Finalmente un piccolo areometro con zavorra pesante 10 gr. con tubo 

 lungo 10 cm. e di 2,5 mm. di diametro, galleggiava stabilmente affiorando 

 alla base del tubo quando era caricato con un filo d' alluminio di 0,4 mm. 

 di diametro formante un fl alto 25 cm. largo in media 10 cm. 



È dubbio se sia più utile costruire la parte di vetro di questi areo- 

 metri con zavorra o senza; nel 1° caso si ottiene più facilmente che gli areo- 

 metri galleggino stabilmente e si richiede minor rigidità nel filo che forma 

 il peso addizionale, nel 2° caso l'areometro è più facile a costruire più leggiero 

 e meno fragile; in questo caso agisce come zavorra la parte inferiore dei pesi 

 addizionali. 



b) Per gli areometri a volume costante ossia a pesi, sarebbe pure utilis- 

 simo che come punto d' affioramento potesse prendersi non già un punto fisso, 

 ma bensì un punto qualsiasi dell'asta dell' areometro provvisto di apposita scala. 

 Difatti sebbene l'operazione per ottenere l'affioramento sia simile ad una 

 pesata precisa, essa però è di gran lunga meno facile e più incomoda, poiché 

 mentre le bilance precise sono sempre provviste di pesi a cavaliere che fa- 

 cilmente si possono spostare lungo il giogo e così facilitano grandemente 

 l'uso e lo scambio dei pesi inferiori al centigrammo, negli areometri ciò 

 non è possibile ; qualora, inoltre, si voglia sopprimere il menisco, avviene fa- 

 cilmente che un urto nel regolare i pesi faccia sì che il liquido oltrepassi 

 T orlo tagliente al quale deve aderire, ed allora occorre sollevare l' areo- 

 metro, asciugare accuratamente il tubo o asta dell' areometro, e ricominciare 



V operazione° della pesata, che così richiede molto più tempo e molta più 

 attenzione d' una pesata ordinaria. 



Ora questi inconvenienti sono in massima parte evitati qualora si lasci 

 il liquido affiori in un punto qualsiasi dell'asta graduata, e se ne deduca con 

 semplice calcolo il peso cercato che produrrebbe 1' affioramento in un punto 

 determinato e costante, p. es. a metà dell'asta. Se p. es. l'affioramento av- 

 viene n divisioni sopra o sotto il punto suddetto ed è v il volume d' una 

 divisione, il peso che converrà aggiungere o togliere sarà nvd essendo d 

 la densità del liquido che per questo calcolo basterà conoscere approssima- 

 tivamente. In tal modo non solo si evita 1' uso dei piccoli pesi, ma inoltre 

 l'equilibrio s'ottiene automaticamente. Se p. es. l'asta ha una sezione di 2 mm 2 

 e una lunghezza utile di 50 mm., il suo volume sarà 100 mm^ e nell'acqua 

 basterà regolare i pesi fino al decigrammo perchè V affioramento cada sul- 



V asta e se ne possa dedurre il peso esatto fino circa al milligrammo. La 



