— 9 — 



Mineralogia. — Sopra la perowskite di S. Ambrogio in valle 

 di Susa. Nota di Giovanni Boeris, presentata dal Socio Struever. 



Questa Nota sarà pubblicata nel prossimo fascicolo. 



Fisica. — Intorno ad alcuni modi per correggere e per evi- 

 tare l'errore di capillarità negli areometri a peso costante e a 

 volume costante ed intorno ad alcune nuove forme dei medesimi. 

 Nota IH 1 ) di G. Guglielmo, presentata dal Socio Blaserna. 



4. Areometri misti a pesi e scala. — Gli areometri attualmente in 

 uso, come è noto, sono di due specie, a peso costante ossia con scala, ed a 

 volume costante ossia a pesi; i primi danno direttamente ed automaticamente 

 la densità cercata, di solito però senza grande esattezza, i secondi sono su- 

 scettibili di grande precisione ma richiedono un' operazione simile a una pe- 

 sata, ma meno facile ed esposta a peripezìe che colla bilancia non si pro- 

 ducono. 



Credo che in ciascuna di queste specie di areometri si potrebbe intro- 

 durre utilmente il principio che serve di fondamento e di pregio all'altra, 

 e così gli areometri a peso costante e scala, potrebbero guadagnare in esat- 

 tezza senza perdere la semplicità di costruzione e di determinazione, quando 

 se ne facesse variare opportunamente il peso, e negli areometri a volume 

 costante, senza perdere di precisione si semplificherebbe notevolmente la de- 

 terminazione qualora si lasciasse che l'affioramento potesse prodursi in un 

 punto qualunque determinabile su apposita scala. 



a) Gli areometri a scala, dei quali si può correggere l'errore di capil- 

 larità nei modi sopra indicati, per essere sensibili devono necessariamente 

 avere una scala lunghissima e quindi suddividersi in molti areometri par- 

 ziali (talora oltre 20), ciò che rende incomodo e costoso lo strumento e ri- 

 chiede la verifica delle molte scale parziali ed un apposito registro per segnarvi 

 le correzioni. Invece un solo areometro con una sola scala della lunghezza 

 solita può servire per tutte le densità, quando se ne faccia variare convenien- 

 temente il peso. A tale scopo i pesi immersi nel liquido appesi con uncini 

 sono troppo incomodi ad usarsi, e soggetti a rompersi se di vetro, ma 

 colla disposizione rappresentata nella figura si evitano tutti questi inconve- 

 nienti. Il recipiente col liquido nel quale s' immerge 1" areometro è collocato 

 sopra un cilindro di legno o un sostegno qualsiasi poco più largo del fondo 



(i) V. questi Rendiconti, 2° sem. 1899, fase. 12'. 

 Rendiconti. 1900, Voi. IX, 1° Sem. 2 



