— 108 — 



tra loro e ad angolo retto l' uno all' altro, affine di poter registrare ambo le 

 componenti orizzontali del movimento del suolo in occasione d'una scossa. 



L' uso dei pendoli orizzontali, come strumenti sismici, fu consigliato 

 senza dubbio dal fatto importante che con essi potevasi, in uno spazio re- 

 lativamente ristretto, realizzare un lunghissimo periodo oscillatorio delle 

 masse, destinate a comportarsi da stazionarie durante un terremoto ; mentre 

 con un pendolo verticale non si sarebbe potuto raggiungere un ugual periodo 

 che disponendo di ragguardevoli altezze negli edifici. E per potere utilizzare 

 la stazionarietà delle masse, furono queste collegate con stili che dovevano 

 poi registrare meccanicamente, e con un dato ingrandimento, i movimenti 

 effettivi del terreno col quale essi stessi erano solidamente collegati. Come 

 si vede, il concetto dello strumento non poteva essere più logico, e se si 

 aggiunga l' ingegnoso meccanismo nel sismografo Gray-Milne per dare un 

 lungo periodo oscillatorio anche alla 3 a massa, destinata a registrare i moti 

 verticali del terreno, ed infine si abbia presente la feconda idea di dare al- 

 l'unica zona di registrazione per tutte e tre le componenti una velocità di 

 svolgimento relativamente grande (da 40 fino a 160 centimetri all'ora) anche 

 in tempo di calma sismica, e di moltiplicare notevolmente questa velocità al 

 momento d' una scossa, tutto ciò costituisce un insieme di fatti che deve 

 rendere ancor oggi pregevole il sismografo Gray-Milne. 



La piccola entità delle masse (circa 3 Kg.) ed il debole ingrandimento 

 (da 3 a 4) delle leve dovevano in questo strumento essere senza dubbio 

 giustificati dal fatto eh' esso era stato costruito espressamente per scosse 

 piuttosto forti, come se ne hanno al Giappone con una frequenza ben più 

 accentuata che in Italia. Che se il meccanismo destinato a moltiplicare auto- 

 maticamente la velocità della zona di carta, al momento d'ogni scossa, la- 

 sciava ancora a desiderare, l' importante si era che il problema fosse stato 

 posto ne' suoi esatti termini; ed il problema infatti non tardò poco tempo 

 dopo ad essere risoluto in modo pratico ('). 



Mio desiderio vivissimo sarebbe stato in questi ultimi anni quello di tra- 

 sformare il sismografi) Gray-Milne in un apparecchio più confacente ai mo- 

 derni bisogni della sismometria, ed in special modo di farne uno strumento 

 sensibilissimo che avesse avuta la pretesa di registrare anche i terremoti d' una 

 certa importanza avvenuti in lontanissime regioni. Ma la questione finanzia- 

 ria ha impedito fin qui la realizzazione del mio desiderio, e questa fu la causa 

 precipua perchè io m' applicassi alla costruzione d' un modello assai più sem- 

 plice e meno costoso di sismografo, a pendolo verticale il più lungo possibile, 

 allo scopo d' ottenere per la massa stazionaria del pendolo un lento periodo 

 oscillatorio, ed arrivare così col mio registratore a doppia velocità ad ana- 



(!) G. Agamennone, Sopra un nuovo registratore di terremoti a doppia velocità. 

 Eend. della E. Acc. dei Lincei, ser. 5 a , voi. I, pag. 247, seduta del 2 ott. 1892. 



