— 109 — 



lizzare accuratamente i movimenti del suolo (')• Come si vede, pur dovendomi 

 attenere ad un pendolo verticale, assai meno costoso, non perdetti di mira i 

 pregi inerenti al pendolo orizzontale e cercai, per quanto mi fu possibile, di 

 realizzarli nella massima misura. 



2. Vediamo ora piuttosto le varie modificazioni che il pendolo orizzon- 

 tale è andato subendo per opera d' altri. Distinguiamo intanto i pendoli oriz- 

 zontali in due categorie: quelli a registrazione fotografica e gli altri a regi- 

 strazione meccanica. 



I primi sono generalmente costituiti d' una massa piccolissima perfetta- 

 mente libera, i cui movimenti sono registrati mediante un fascio convergente 

 di raggi luminosi sopra una zona di carta fotografica, svolgentesi più o meno 

 lentamente. Nella più parte dei pendoli orizzontali (Kebeur-Paschwitz, Bhlert, 

 Wiechert ecc.) i raggi sono riflessi da uno specchietto fisso alla massa, e l' in- 

 grandimento dello strumento dipende dalla distanza a cui si trova il registra- 

 tore fotografico dallo specchio. Nel modello Milne l' ingrandimento è otte- 

 nuto, a somiglianza del sismometro a pendolo conico del Gray, coli' aggiun- 

 gere alla massa una lunga leva d'alluminio, perfettamente libera e che si 

 può ritenere come un prolungamento della massa stessa. 



I pendoli orizzontali a registrazione meccanica differiscono naturalmente 

 dai precedenti per 1' entità della massa, che è di 12 kg. in una coppia di 

 siffatti pendoli di Casamicciola, i quali registrano sopra un medesimo cilindro 

 affumicato. Nei pendoli orizzontali, installati dal prof. Cancani nel 1897 a 

 Bocca di Papa in due camere separate, il peso della massa raggiunge i 25 kg. 

 e la registrazione si fa ad inchiostro sopra due zone di carta distinte. Infine 

 ne' pendoli orizzontali, costruiti più recentemente dal prof. Omori a Tokio, la 

 massa è di soli 14 kg. e la registrazione si fa mediante aghi bilicati sopra 

 due distinti cilindri affumicati. 



Da notare che l' iscrizione meccanica si ottiene nei predetti pendoli oriz- 

 zontali mediante un ago od una pennina ad inchiostro, fissi ad un' appendice 

 sporgente dalla massa, e perciò conpletamente indipendenti dal suolo, se si 

 eccettui il solo punto di contatto col registratore. L' appendice dei pendoli di 

 Casamicciola è notevolmente lunga, come nel pendolo orizzontale del Milne, 

 in modo da amplificare il movimento delle masse nel rapporto di 1 a 8; 



(!) Questo tipo di sismografo è stato descritto a pag. 160 del voi. I (1895) del Boll, 

 della Soc. Sismologica italiana. Di poi ha subite varie modificazioni ed altri perfeziona- 

 menti, ed al prezzo di L. 500, non compresa la massa di piombo, è stato già venduto a 

 parecchi Osservatori esteri e nazionali. 



Un modello alquanto più economico del precedente, solo perchè fu soppresso il mec- 

 canismo della grande velocità, fu acquistato fin dal 1895 all'estero dagli Osservatori di Costan- 

 tinopoli e di Bucarest ed in Italia dall' Osservatorio di Caggiano. È precisamente quest' ul- 

 timo modello che fu dal prof. A. Cancani prescelto per 1' Osservatorio di Bocca di Papa, 

 e che nonostante secondarie modificazioni venne descritto sotto il titolo : Nuovo modello di 

 sismometrografo a registrazione continua. Boll, della Soc. Sism. Mal., voi. 11(1896), pag. 62. 



