— Ili — 



trovato quasi sempre in ritardo più o meno notevole per rispetto ad altri 

 apparecchi, fondati sul principio della massa stazionaria, quali il mio sismo- 

 metrografo ed il microsismometro Vicentini. 



Si fu per ovviare in parte a questo stato di cose che nel novembre 

 1899 io cercai d'aumentare la massa dei pendoli orizzontali di Rocca di 

 Papa ne' limiti del possibile, portandola da 25 a 60 Kg. Con ciò restò 

 naturalmente aumentata la sensibilità dei pendoli, fino al punto che attual- 

 mente è piuttosto raro il caso che anch'essi non accusino il principio d'un 

 movimento qualsiasi, press' a poco in coincidenza con gli altri strumenti a 

 massa stazionaria ; ma non si deve nascondere che l' alterazione del tracciato, 

 fin dai primi tremiti del suolo, risente enormemente dell' oscillazione propria 

 in cui entrano le masse. E questo si comprende ben facilmente, poiché 

 quando s' è in presenza di vibrazioni piuttosto rapide del terreno, V inerzia 

 delle masse oscillanti impedisce che i menomi movimenti, in cui entrano gli 

 assi di rotazione dei pendoli orizzontali, possano tradursi in un effetto im- 

 mediato sul registratore, qualunque sia d'altronde la moltiplicazione dello 

 strumento. 



Mi pare dunque che, a meno che non si voglia contentarsi di rilegare 

 un pendolo orizzontale a massa libera nella categoria dei sismiscopì estre- 

 mamente delicati, v' è tutta la convenienza di ritornare al sistema dei pen- 

 doli orizzontali del sismografo Gray-Milne, sistema che vedo oggi con pia- 

 cere ripreso dall' Omori in onore alle tradizioni dei sismografi giapponesi, 

 basati tutti sul principio della massa stazionaria. Solo non vedo il perchè 

 1' Omori, pur riconoscendo l' importanza di questo principio, ed avendo ben 

 presenti gli attriti inevitabili che derivano dalla moltiplicazione meccanica, 

 abbia creduto di arrestarsi ad una massa di soli 14 kg., mentre 1' adozione 

 d'una massa ben più considerevole non avrebbe portato che un aumento 

 limitato nella spesa, ed in compenso avrebbe permesso allo strumento di 

 raggiungere una potenza tante volte superiore. Sarebbe stato pure a deside- 

 rarsi che l' Omori avesse adottato ne' suoi pendoli orizzontali un registratore 

 a doppia velocità, per potere analizzare esattamente e con facilità le vibra- 

 zioni rapide del suolo, mentre ciò è difficile, per non dire impossibile, 

 d' ottenere colla velocità unica da lui adottata, sia pure di circa un metro 

 all' ora. 



4. Per tutte le predette considerazioni io penso di rimpiazzare l'attuale 

 coppia dei pendoli orizzontali di Rocca di Papa con altra coppia, inspirata 

 al concetto di grandi masse stazionarie (per lo meno di 500 kg.) precisa- 

 mente come, dietro il mio esempio, s'è fatto in quest'ultimi anni in Italia 

 per i sismometrografi a pendolo verticale. Naturalmente io accopierei i due 

 pendoli orizzontali in modo da potere scrivere sopra un medesimo registra- 

 tore, per evitare, oltre alla maggiore spesa che deriva dalla costruzione e 

 dall'impiego continuo di due registratori separati, lo svantaggio di dover 



Rendiconti. 1900, Voi. IX, 1° Sem. 15 



