palla P è attaccata infine una spiialina m', da cui pende un pesetto p, 

 costituito d' un cilindretto d'ottone con il suo asse verticale. Le dimensioni 

 della molla m' sono state scelte in guisa che se ne abbia un periodo oscil- 

 latorio ancor più breve e cioè di un 1 / 5 di secondo all' incirca. La base in- 

 feriore del cilindretto p è dorata e brunita come un vero specchio (*), de- 

 stinato a riflettere l' imagine della punta i di platino, la quale è infissa nel 

 punto di mezzo della faccia superiore del parallelepipedo di piombo P' P'. 



Quando le masse p, P e P' stanno ferme, se si giri la vite V in modo 

 da portare ad una frazione di millimetro la distanza fra la punta di pla- 

 tino i e la faccia speculare del cilindretto p, egli è chiaro come al soprag- 

 giungere d' una commozione sismica, in cui non manchi la componente 

 verticale, benché piccola, del movimento del suolo, possa essere facilmente 

 disturbato l'equilibrio delle tre masse sospese e la punta i venga ad urtare 

 contro il pesetto p. Si capisce come questo contatto possa essere utilizzato 

 per chiudere un circuito elettrico e fare arrestare, o porre in marcia, un oro- 

 logio sismoscopico, per conoscere l'ora esatta del terremoto, oppure far fun- 

 zionare qualunque altro apparecchio che si voglia. A tal fine la vite V è 

 isolata dal sopporto e mediante un filo elettrico ben protetto, che passa nel- 

 l' interno della colonna C, comunica con uno dei due serrafili che si trova 

 pure isolato sulla base B B, mentre l' altro serratilo, in buon contatto con 

 quest' ultima, comunica metallicamente colla punta di platino i pel tramite 

 della colonna C, delle viti W e W' delle spirali M ed M' e della massa P' P' . 

 Per mettere dunque lo strumento in istato di funzionare, non resta che ad 

 attaccare ai due serrafili i capi estremi d' un circuito elettrico, ove sia inse- 

 rita una batteria e l'orologio sismoscopico ( 2 ). 



Per giungere abbastanza sollecitamente ad un buon affioramento tra la 

 punta i e la base inferiore del cilindretto p, è preferibile di portare dap- 

 prima quest' ultimo in lieve contatto con la punta, e ciò allo scopo di smor- 

 zare le residuali piccole oscillazioni di tutte le masse, sospese alle molle; 

 e poi manovrando delicatamente la vite F, innalzare poco a poco il cilin- 

 dretto p fino a che non si vegga apparire un piccolissimo spazio tra la 

 punta i e la sua imagine rovescia. Come si può comprendere facilmente, • 

 non sarà difficile nella pratica d'ottenere un buon affioramento, facendo sì 



(!) L' uso di un dischetto d' ottone dorato, invece di un dischetto di platino ben 

 terso, è stato consigliato dal dott. P. Gamba sia a scopo d'economia, sia per ottenere 

 una migliore superfìcie speculare. 



( 2 ) Un modello conveniente d'orologio sismoscopico è stato descritto nella mia Nota: 

 Alcune modificazioni al sismoscopio elettrico a doppio effetto ed istruzioni per V instal- 

 lazione ed il funzionamento del medesimo. Boll, della Soc. Sism. Ital., voi. Ili (1897), 

 pag. 157. — La descrizione d'un orologio sismoscopico, ancor più economico del prece- 

 dente, trovasi nell'altra mia Nota: Nuovo tipo d'orologio sismoscopico. Ibidem, voi. V 

 (1899-1900), pag. 153. 



