— 207 — 



che la punta disti dallo specchio soltanto d' una menoma frazione di milli- 

 metro. L'operazione dell' affioramento è facilitata da uno specchietto s', fisso 

 alla colonna C e girevole in ogni senso. 



Naturalmente un affioramento delicato non potrà effettuarsi che quando 

 il locale, dove è installato il sismoscopio, sia solidissimo e lontano da cause 

 perturbatrici. In caso contrario, bisognerà contentarsi d' un affioramento più 

 grossolano, per non correre il rischio di vedere troppo di frequente funzionare 

 il sismoscopio per cause esogene. 



Colla cautela poi usata di costruire le spirali M, M', m ed m' in buon 

 acciaio (corde da pianforti) v' è poco da temere una sensibile progressiva 

 distensione delle medesime, tale da compromettere l'affioramento alla distanza 

 di pochi giorni. Però le spirali in acciaio avendo il difetto d' arrugginirsi 

 assai rapidamente, sopratutto se lo strumento, allo scopo di solida installa- 

 zione, dovesse essere collocato in un ambiente sotterraneo, e quindi il pas- 

 saggio della corrente elettrica potendo essere troppo ostacolato nei numerosi 

 punti d'attacco arrugginiti delle spirali, così si è cercato d' ovviare a questo 

 inconveniente col saldare all'estremità d'ogni molla un pezzo di ottone, 

 foggiato in modo opportuno sia per essere agganciato, sia per essere av- 

 vitato. 



Anche le variazioni di temperatura dell'ambiente, ove trovasi collocato 

 il sismoscopio, potrebbe guastare l'affioramento, non tanto per l'accorciamento 

 od allungamento delle molle a spirale — ■ i quali sono veramente insignifi- 

 canti per un raffreddamento o riscaldamento non troppo forti, per la lun- 

 ghezza assai piccola delle spirali stesse e infine per la piccola entità del 

 coefficiente di dilatazione dell' acciaio — quanto per la variazione del coef- 

 ficiente di elasticità di questo metallo in rapporto con un sensibile cam- 

 biamento di temperatura. Ma anche qui se si consideri che l'escursione della 

 temperatura è generalmente assai ristretta nel locale, ove l' impianto è fatto, 

 e di più che tutte le spirali pendono dall'alto e che per tal fatto non può 

 mancare un certo qual compenso tra le spirali laterali e quelle di mezzo, 

 parrebbe che non si dovesse nutrire seri dubbi su questa causa di disturbo. 

 Del resto, se a causa della distensione progressiva delle spirali, come pure 

 per le variazioni un po' sensibili della temperatura, specie da una stagione 

 all'altra, avesse effettivamente da risentirsene l'affioramento in questione, non 

 sarà poi una grande fatica quella d'ispezionare di tanto in tanto il sismoscopio, 

 allo scopo di regolare di nuovo la distanza tra la punta ì e lo specchio 

 soprastante. 



Non starò qui a ripetere le cautele che bisogna usare nelT impianto 

 d' un sismoscopio così delicato, e rimando perciò a quanto ebbi già a scri- 

 vere nell'altra mia Nota, sopra citata, a proposito del sismoscopio a doppio 

 effetto per le scosse ondulatorie. 



