— 209 — 



sia stato possibile farne stare due comodamente riuniti, come si vede nel- 

 l'annessa figura 2 a , ove le medesime parti sono indicate con le stesse lettere già 

 adoperate nella descrizione del mio sismoscopio a doppio effetto per le scosse 

 ondulatorie e di quello, pure a doppio effetto, per le scosse sussultorie qui 

 descritto. È da notare tuttavia che, a solo scopo d' economia, i due sismoscopì 

 che vedonsi riuniti sulla stessa base, sono un po' più semplificati in confronto 

 di quelli costruiti separatamente 1' uno dall' altro. Così, in quello sussultorio 

 manca lo specchietto s' per l'affioramento, e le viti di registro We W' sono 

 rimpiazzate da due semplici uncini, da cui pendono le molle a spirale M ed M'; 

 in quello ondulatorio manca ugualmente lo specchietto s superiormente ai 

 tre forellini, ma per contro all'asticina P è fissato in alto un filo corto e 

 sottilissimo di pachfong, il quale termina esso stesso con il cilindretto di 

 platino, destinato a far contatto con uno dei tre forellini. Questo filo di 

 pachfong vibra ancor più rapidamente dell'asticina F, ed in tal guisa anche 

 per il sismoscopio per le scosse ondulatorie si hanno tre ritmi diversi d'oscil- 

 lazione, a somiglianza di quanto si verifica nel sismoscopio per le scosse 

 sussultorie ( 1 ). 



Certamente questo sismoscopio per scosse ondulatorie e sussultorie verrà 

 a costare alquanto più di quanto occorre per l'acquisto d' un sismoscopio per 

 sole scosse ondulatorie o sussultorie; ma ad ogni modo mi sembra sempre 

 preferibile spendere qualche cosa di più per procurarsi un siffatto strumento, 

 che indichi nel tempo stesso il moto orizzontale e verticale del suolo, che 

 provvedersi d' un sismoscopio ad effetto multiplo per le sole scosse ondula- 

 torie, come quello del prof. Cancani ( 2 ), o d' un altro sismoscopio pure ad 

 effetto multiplo per le sole scosse sussultorie, che si potrebbe, volendo, fa- 

 cilmente costruire, utilizzando il principio del sismoscopio che ha formato 

 il precipuo oggetto di questa Nota ( 3 ). Egli è troppo evidente che questi 

 sismoscopì ad effetto multiplo, quando fossero costruiti a dovere e muniti 

 di tutti gli accessori necessari, non possono a meno dal costare assai più 

 d' un sismoscopio a doppio effetto e dall' avvicinarsi al prezzo d' un sismo- 



(!) Questo tipo di sismoscopio elettrico a doppio effetto, per scosse ondulatorie e 

 sussultorie, è stato pure costruito sotto la mia direzione dal meccanico sig. L. Fascia- 

 nelli e non viene a costare più di una sessantina di lire italiane, compreso l'imballaggio. 



Questo sismoscopio, insieme a quello superiormente descritto per le scosse sussul- 

 torie ed all'altro consimile per le scosse ondulatorie, figurerà nella prossima Esposizione 

 di Parigi, tra gli strumenti esposti nella Sezione del Ministero italiano dell'Agricoltura 

 dall' Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Koma. 



(2) Boll, della Soc. Sism. Ital., voi. IV (1898), pag. 68. 



( 3 ) Basterebbe infatti dare al sismoscopio una disposizione tale che si avesse una 

 serie di molle a spirale, disposte a cerchio, dotate di periodo oscillatorio più o meno 

 rapido e munite in basso di una punta che andasse ad affiorare contro un disco specu- 

 lare sostenuto da un' altra molla a spirale, posta in mezzo alle precedenti e munita, in- 

 vece, d' un periodo oscillatorio piuttosto lento. 



Rendiconti. 1900, Voi. IX, 1° Sem. 28 



