— 293 — 



di rame era unito all'indice di un mio elettrometro a quadranti (') situato 

 a 4 m. di distanza. Soffiando Y aria ixata pel tubo di rame, Y elettrometro 

 deviò di -{- 1400 a -j- 1500 mm. per carica positiva, rispondente ad un poten- 

 ziale di una quarantina di Volta (V). Queste grandi deviazioni si producono 

 con regolarità e lentezza, in 8' a 12 r , sotto l'azione della corrente di aria 

 ixata spinta ad una pressione di 10 o 12 cm. d'acqua. Non si svolge alcuna 

 elettricità nel tubo, quando vi si spinge l'aria ordinaria; o quando s'inter- 

 cettano le radiazioni, interponendo una grossa lastra di piombo fra il Crookes 

 ed il vaso V. In queste ricerche, per non essere tratti in errori, è bene 

 assicurarsi, con osservazioni dirette, che non vi siano azioni perturbatrici. 



A questo proposito faccio notare, che l'aria ixata nell'uscire dal tubo t pare 

 quasi si diffonda rapidamente all' intorno ; e venendo a contatto con dei corpi 

 elettrizzati, quale dei blocchi di paraffina, di solito caricati in — per istro- 

 finìo, ne trasporta subito la elettricità nel tubo, alterando i risultati delle 

 esperienze. Onde è necessario, o di tener la paraffina lontana dai tubi, ovvero 

 di scaricarla sempre e ripetute volte con la fiamma a gas. Intorno a questa 

 speciale ed apparente diffusione dell'aria ixata pubblicherò fra breve i ri- 

 sultati di svariate esperienze eseguite. 



E ritornando alle primitive ricerche dirò, che eseguii delle altre misure 

 con un tubo di piombo di 5 mm. d'apertura, avvolto in una spirale cilindrica 

 di circa 5 cm. di diametro, fatta prima di 19 e poi di 14 giri. La spirale, che 

 era unita all'elettrometro, era fissata con paraffina al tubo t dell'apparec- 

 chio ed era sostenuta con lunghi fili di seta legati in alto alla paraffina bene 

 scaricata con fiamma. Spingendo l'aria ixata per la spirale l'elettrometro 

 deviò di -4- 147 e-f-loo mm., corrispondente ad un potenziale di 4 a 5 V. 



Siccome le quantità di elettricità svolte in questi fenomeni sono piccole 

 e si producono con lentezza, occorre operare con apparecchi bene isolati ed 

 in giornate asciutte, altrimenti le cariche non raggiungono potenziali molto 

 elevati. Inoltre, l'aria ixata che carica il tubo, lo scarica in parte per con- 

 vezione, trasportandone l'elettricità sul resto dell'apparecchio ed al suolo, 

 come mostra la seguente esperienza. Fra il tubo di rame precedente e quello t 

 dell' apparecchio interposi, isolato con paraffina da ambedue gli estremi, un 

 tubo di zinco (22 X 2 cm.) che unii all'elettrometro. Spingendo l'aria ixata, 

 l'elettrometro deviò di -j- 500 mm. per carica positiva, trasportata al tubo 

 di zinco dal tubo di rame per convezione della corrente d'aria ixata; 



(•) Questo elettrometro ha tre indici d'alluminio della forma consueta, due fuori e 

 vicinissimi ai quadranti ed uno dentro di essi. Gli indici sono fissati a vite su un filo 

 rigido di alluminio, il quale è sospeso ad un sottilissimo e lungo filo di argento, e 

 porta in basso lo specchietto ed un sottile tubo d' alluminio (3X2 cm.), oscillante fra le 

 branche di una calamita a ferro di cavallo, che ne spegne le oscillazioni. L'istrumento, 

 chiuso in una custodia di ottone e sorretto da una base a viti di livello, è oltremodo 

 pratico. 



Rendiconti. 1900, Voi. IX, 1° Sem. 39 



