— 35 — 



mantenendo nell'apparecchio in attività il vuoto, a mezzo di una chiusura 

 elastica. 



L'aspiratore va ora contemporaneamente estraendo l'aria che si trova nel 

 pallone ed abbassando il mercurio nel tubo della valvola n. 1, permettendo 

 così di dedurre la pressione che si va formando nel pallone dalla differenza 

 d'altezza tra la colonna di mercurio barometrica e quella della valvola. 



Quando il mercurio si è riabbassato completamente, la pressione è eguale 

 in tutto l' apparecchio, ed allora si può rimettere in comunicazione col 

 resto il pallone vuotato, a mezzo del robinetto (A) che conduce all'aspiratore. 



Per isolare l'altro pallone, si opera naturalmente in modo assoluta- 

 mente analogo, e così fino a che il liquido da distillare non sia passato 

 tutto: ed allora si può ricominciare l'operazione, senza smontare l'appa- 

 recchio, facendo rientrare del liquido nel pallone ancora caldo a mezzo del 

 solito sifone. 



Il pregio maggiore che attribuiamo al nostro apparecchio è quello di 

 permettere all'operatore di seguire con altri dati cioè: ad, Nd, Ps; fornito 

 dal termometro, le frazioni raccolte, man mano che esse si separano, e cioè 

 senza ricorrere a numerosi palloni e robinetti, e senza interrompere il vuoto 

 anche per breve tempo. 



Nel caso nostro, per esempio, era di somma utilità riuscir a determinare 

 il potere rotatorio delle singole frazioni, per poterci regolare per le frazioni 

 successive. 



Avendo a disposizione una serie di palloni di varia grandezza e tutti 

 adattabili al medesimo tappo di gomma, si può regolare l'operazione in modo 

 da poter raccogliere moltissime frazioni, di vario volume, senza perdita di 

 tempo e di lavoro dell'aspiratore, regolando il volume dei palloni a seconda 

 del volume presumibile della frazione da raccogliere. Con questo nostro ap- 

 parecchio noi in una settimana abbiamo fatto un frazionamento completo di 

 5 litri di essenza, mentre l'apparecchio del Bruni a noi, altra volta, richiese 

 circa 3 mesi, e con rilevante perdita di prodotto. 



Dall'unito disegno si potrà rilevare facilmente la disposizione dei vari 

 robinetti nelle diverse fasi dell'operazione, badando che alle ultime tre corri- 

 spondono le immagini speculari, qualora si tratti di usare l'altro pallone. 



N.B. L'apparecchio è costrutto per nostra concessione dalla Ditta Zambelli di To- 

 rino (Corso Raffaello) e l'unito clichè ne dà l'insieme (fig. 2). 



