— 34 — 



L'operazione si comincia facendo il vuoto in tutto l'apparecchio: il che 

 si ottiene mettendo, per mezzo dei robinetti, in comunicazione tra loro tutte 

 le branche dei tubi a T, e facendo funzionare la pompa. 



Si può fare contemporaneamente uso del robinetto a due vie, facendolo 

 comunicare con uno qualsivoglia dei palloni, ottenendo così una più rapida 

 evacuazione dell'apparecchio per l'azione sommata delle due valvole, che 

 lavorano contemporaneamente (Fase l a ). 



Quando il manometro segna la depressione voluta, o il vuoto ottenibile, 

 e si è certi della tenuta perfetta dell'apparecchio (verificazione che si fa 

 lasciando a sè per un piccolo tempo l'apparecchio, ed osservando che il mer- 

 curio del manometro non s' innalzi), si fa entrare nel pallone, previamente 

 immerso nel bagno-maria e già riscaldato, la quantità di liquido che si de- 

 sidera frazionare, per mezzo dell'apposito sifone a robinetto. 



A questo punto, lasciando fermo il robinetto del tubo a T, che conduce 

 all'aspiratore, si gira quello che comunica col refrigerante e coi palloni di 

 raccolta (1° e 2°), in modo che venga stabilita la comunicazione fra il refrige- 

 rante stesso ed uno solo dei palloni di raccolta, per esempio col n. 1 (Fase 2 a ). 

 In questo modo il liquido che scende dal refrigerante si raccoglie nel 

 pallone che con esso comunica, mentre, per mezzo del robinetto a tre vie 

 che conduce all'aspiratore, il vuoto è da questo mantenuto in tutto l'appa- 

 recchio. 



Quando si ritiene che la porzione condensata sia sufficiente, il liquido 

 che distilla, si raccoglie nell'altro pallone, girando il robinetto (C) verso il 

 pallone n. 2, e poi si isola completamente dall'apparecchio il pallone n. 1 

 che si è riempito, girando anche il robinetto dell'aspiratore (A) in modo 

 analogo. Si chiude poi ogni comunicazione tra la seconda valvola e il 

 robinetto a due vie del tubo mediano (B), e con precauzione si stacca il 

 pallone pieno di liquido, dopo aver fatto rientrare in questo l'aria, metten- 

 dolo in comunicazione con l'esterno, a mezzo del robinetto B e del foro M 

 (Fase 3 a ). 



Il pallone viene vuotato, e, occorrendo, si può esaminare subito il li- 

 quido distillato; indi si rimette a posto. 



Ora, se si lasciasse che l'aria che è contenuta in questo pallone pene- 

 trasse nell'apparecchio aprendo senz'altro la comunicazione con esso, la di- 

 stillazione cesserebbe senz'altro, per riprendere solo quando l'aspiratore 

 non avesse ripristinato il vuoto necessario, interrompendo così in modo dan- 

 noso l'operazione. Per evitare questo inconveniente comune a tutti gli ap- 

 parecchi a frazionamento nel vuoto, con precauzione si gira il robinetto a 

 due vie in modo da stabilire la comunicazione tra il pallone pieno d'aria 

 e l'aspiratore, per mezzo della seconda valvola (Fase 4 a ). Fatto ciò, si vedrà 

 il mercurio salire immediatamente, per la differenza di pressione che si 

 produce nell'interno della valvola, nel tubo della valvola numero uno, 



