— 627 — 



I vantaggi che presenta questa nuova forma dell'apparecchio sono i seguenti: 



1) Una sola smerigliatura. 



2) Più facilmente si possono mescolare liquidi a volumi eguali, oppure a volumi 

 molto differenti. Infatti ci possiamo servire dell'apparecchio in modo da riempire tanto il 

 recipiente r come il tappo t con lo stesso liquido (in questo caso la fissazione del di- 

 schetto (d) diventa inutile e sarà sufficiente servirci di un vetrino copri oggetti che al 

 momento della introduzione del tappo nel recipiente si staccherà spontaneamente), e 

 porre nell'interno del recipiente r un piccclo tubicino ripieno di altro liquido e otturato 

 alle due estremità con un sottile cappuccetto di paraffina, o con un piccolo tappo di grasso, 

 a seconda della temperatura alla quale si vuole avvenga la mescolanza. 



3) La forma cilindrica dell'apparecchio permette di ottenere una mescolanza dei 

 due liquidi più rapida e uniforme: giacché se si mette nell'interno della pallina p un 

 pezzetto di ferro si può facilmente, con un' elettrocalamita, imprimere ad essa dall'esterno 

 movimenti di abbassamento e innalzamento. La qual cosa è utile quando i due liquidi 

 diffondono lentamente. 



Coli' uso dell'elettrocalamita si potrà anche determinare il distacco del dischetto e 

 quindi la mescolanza dei due liquidi al momento voluto. 



Del reste, il principio rimanendo lo stesso, si può dare all'apparecchio forme diverse. 

 E noi stiamo, infatti, costruendone un altro che certamente sarà migliore dei due qui 

 descritti. 



Chi nuca fìsica. — Ricerche dilatometrie he. Primi resultati 

 riguardanti soluzioni non colloidali ( 1 ). Nota II del Corrispondente 



F. BOTTAZZI 6 Gr. BUGLIA. 



Abbiamo innanzi tutto determinato la capacità delle varie parti compo- 

 nenti il nostro apparecchio ( 2 ). 



La capacità del tubo c può essere diminuita a volontà introducendo 

 in esso invece del tappo e più corto, tappi di forma eguale ma di lunghezza 

 variabile, nel qual modo lo spazio che rimane fra l'estremità inferiore del 

 tappo e il disco che chiude inferiormente il tubo c può essere ridotto a 

 un volume minore di un cm 3 . 



Anche la capacità della bolla a può essere ridotta, per es. introducen- 

 dovi palline di vetro. 



Capacità delle varie parti del nostro dilatometro. 



1) Mercurio contenuto nel tubo c (chiuso superiormente col tappo e, infe- 

 riormente col dischetto d e colla pallina di vetro p nell'interno): 

 gr. 14,5999 alla temperatura di 23°,5 C. 



(*) Bicerche eseguite nell'Istituto di Fisiologia sperimentale della E. Università di 

 Napoli. 



(■) Vedi questi Rendiconti, pag. 628. 



Rendiconti. 1911, Voi. XX, 2° Sem. 83 



