— 703 — 



altri simili più recenti, ha però il vantaggio di concedere una grande esat- 

 tezza e una sufficiente regolarità di funzionamento. 



Infatti ripetendo per 5 volte in 5 giorni differenti la stessa misura non 



ho trovato scarti superiori a — — - di m s su — . m s 



500 15 



Un fascio di raggi solari o di luce elettrica / può attraversare due fori 

 di spillo praticati in due laminette di alluminio p e q di cui una, ad es. 

 p , è portata da una branca di un corista di cui è nota la frequenza. 



La lente L che proietta il punto luminoso sulla lastra n n , è portata 

 da una specie di biella che in f scorre a dolce frizione entro un anello e 

 dall'altro estremo è collegata con un eccentrico montato in m sull'albero di 

 un piccolo motore. 



È chiaro che quando questo funziona, il centro della lente assume [a 

 seconda della posizione dell'anello /], un movimento circolare od ellittico, 

 la cui ampiezza si può regolare regolando l'eccentrico m ; in tal modo il 

 raggio l assume un movimento conico e quindi descrive sulla lastra n n una 

 linea chiusa circolare od ellittica. 



Finché il corista non vibra evidentemente tale linea è continua, ma si 

 spezza in tanti puntini quando il corista entra in vibrazione, poiché in tali 

 condizioni la luce ora passa ed ora no attraverso i due fori di spillo, tro- 

 vandosi essi in corrispondenza solo quando il consta passa per la posizione 

 di riposo. 



È ovvio che, pur non conoscendosi la velocità del centro della lente, 

 velocità che può anche essere non uniforme, ma nota soltanto la frequenza 

 del corista (che si può conoscere con grande esattezza) se noi metteremo 

 l'otturatore da studiare in x e, fattolo funzionare, otterremo sulla lastra iV* 

 puntini, vuol dire che attraverso quella certa regione dell'otturatore per cui 

 passa il raggio L la luce agisce per tutto il tempo che il corista impiega 

 a compiere N vibrazioni semplici e quindi per un tempo perfettamente de- 

 terminato. 



Si vede che l'errore che si può commettere è dell'ordine della durata 

 di una vibrazione semplice e cioè, se per esempio si usa un corista che 

 dà 1000 vibrazioni semplici, l'errore possibile sarà di un millesimo di mi- 

 nuto secondo. 



Nelle esperienze da me fatte ho usato un consta che dà 870 v. s. e 

 non ne ho usato uno di altezza superiore perchè non dovevo far misure di 



tempi molto inferiori a — di m s . 



50 



Con il metodo qui sopra descritto e che, secondo me, non presenta l'in- 

 conveniente cui accennavo in principio ho trovato sempre errati i dati delle 

 velocità degli otturatori forniti dalle case anche le più rinomate. 



