— 704 — 



Riporto in prova di ciò alcune cifre relative a due otturatori delle case 

 Thornton-Pickard di Londra e Biittner di Laubegast: 



Ottur. 



Thornton-Pickard 



Ottur. 



Biittner 



Val. Ind. 



Val. mis. 



Val. Ind. 



Val. mis. 



1/15 m s 



0.53 15 m s 



1/15 m s 



0,59/15 rn s 



1/20 » 



0,62/20 » 



1/45 » 



1,03/45 » 



1/25 » 



0,56/25 » 



1/75 » 



1,98/75 » 



1/40 » 



0,92/40 » 



1/90 » 



2,17/90 « 



1/60 » 



1,24/60 » 







1/80 » 



1,56/80 » 







A titolo di esempio aggiungo due fotogrammi (fig. 2) che si riferiscono 

 alla tabella qui sopra riportata. 



OTTURATORE THORNTON-PICKARD 



Ind. M» 1/20 — mis. M 3 0.62/20 Ind. M 8 1/60 — mis. M 3 1.24/60 



Fig. 2. 



In questi fotogrammi si deve notare che siccome la lente che io ho 

 usato per la proiezione del punto luminoso è una lente semplice (piano-con- 

 vessa) non si sono potuti avere punti di una grande nitidezza tanto più che, 

 per quanto ho detto è necessario utilizzare le parti non centrali della lente. 



