— 705 — 



Per l'esattezza delle misure però questo non ha nessuna importanza, come 

 non ha importanza il fatto che, per l'elasticità della biella che porta la 

 lente, questa descrive una linea che si allontana un po' da quella teorica 

 (ellisse o cerchio). Quanto poi alla velocità della lente ripeto che non serve 

 conoscerla ; essa deve solo essere tale che i puntini risultino sufficientemente 

 distinti. 



Di più, siccome il fascio di raggi luminosi che esce da p è molto sot- 

 tile, si può, spostando l'otturatore, studiare la durata del passaggio della 

 luce attraverso le varie regioni di esso in modo da poterne conoscere il ren- 

 dimento ed apprezzarne la regolarità di funzionamento, specialmente per ciò 

 che riguarda il suo comportamento al centro ed agli orli dell'obbiettivo nel 

 caso che non si tratti di un otturatore di lastra. 



Per la misura di tempi più lunghi, dell'ordine ad esempio di ^ m'oh, 



a 



potuto sopprimere il corista usando per sorgente luminosa un arco alimen- 

 tato da corrente alternata di frequenza nota. 



È chiaro che in tal caso si hanno tanti puntini per quanti mezzi pe- 

 riodi corrispondono alla durata dell'apertura dell'otturatore. 



Nel caso mio usavo la corrente a 42 periodi per m s per cui ciascun pun- 

 tino corrispondeva ad — di m s . 



84 



Se l'apparecchio viene costruito in modo che le sue parti siano rac- 

 chiuse in una scattola in modo che rimanga aperto il solo foro fisso si 

 può servirsene utilmente per determinare la durata di lampi quali sono 

 quelli che si usano in fotografia. 



Io me ne sono giovato per lo studio di varie mescolanze a base di 

 magnesio tanto più che dalla luminosità dei puntini si possono desumere 

 anche le modalità della combustione della polvere-lampo. 



Rendiconti. 1911, Voi. XX. 2° Sem. 



93 



