140 F. Rinne und R. Kölb, Optisches zur Modifikationsänderung' 



aus, die offen am äußeren Mantel des Apparates münden. 

 Sie dienen : das erste Rohr B x in Fig. 1 zum Eingang für das 

 Licht, das zweite zur Einstellung bei der Minimalablenkung 

 und das dritte Rohr zur Beobachtung des Signals bei einander 

 gegenüberstehenden Fernrohren. Rohr 2 und 3 bilden mit- 

 einander den Winkel von etwa 40°. 



Der Boden des Apparates wird am besten für sich und 

 übergreifend über den Zylinder gearbeitet, der Deckel in 

 einem Stücke mit dem Mantelteil und dem Heizrohr. Letzteres 

 wird außen (oder innen) mit einer Spirale aus Nickel oder 

 Platindraht versehen. 



Das Gefäß wird von oben über das am Kristallträger 

 des Goniometers befestigte Prisma niedergelassen, und in 

 seiner Lage durch einen Seitenarm gehalten, dessen hülsen- 

 förmiges Ende über einen am Goniometer angebrachten Träger 

 gleitet und an ihm durch eine Klemmschraube befestigt werden 

 kann. Unten ruht der Erhitzungsapparat auf einer abschließen- 

 den mit Asbest überlegten Messingscheibe, deren dichtes 

 Anschließen an das obere Gefäß durch drei im Winkel von 

 120° zueinander stehende Federn gewährleistet wird. 



Das zur Temperaturmessung nötige, möglichst dünne 

 Thermoelement (Silber-Konstantan bei Temperaturen von 20° 

 bis 650°, Platin-Platinrhodium bei höheren Wärmegraden) 

 wird durch ein mit Asbest zu dichtendes Loch im Deckel 

 der Heizvorrichtung eingelassen und mit seiner Lötstelle 

 möglichst nahe an das Prisma gebracht. 



Um zu vermeiden, daß die Wärme des Heizkörpers sich 

 dem Goniometer allzusehr mitteilt, ist dem Kristallträger ein 

 Wärme schlecht leitendes Rohrstück aus Porzellan zwischen- 

 gefügt und der Träger am Goniometer, der den Arm des 

 Erhitzungsapparates hält, durch eine Hartgummischeibe 

 gleichfalls isoliert. 



D i e A b k ü h 1 u n g s v o r r i c h t u n g \ 

 Sie besteht aus zwei ineinandergestellten, zylindrischen 

 Blechgefäßen aus Nickel, die durch eine etwa 0,5 cm dicke 

 Filzlage voneinander getrennt sind. Die äußeren Ausmessungen 



1 Gleichfalls von R. Fdess , Steglitz bei Berlin, nach Angaben von 

 F. Rinne konstruiert. 



