von «- in /?-Quarz sowie von «- in ,3-Lencit. 



141 



betragen : Höhe 10 cm, Durchmesser : 8,5 cm. Wie der 

 Erhitzungsapparat birgt die Vorrichtung ein Innenrohr ; seine 

 Weite beträgt 2 cm, sodaß zwischen ihm und dem Mantel 

 ein nach unten abgeschlossener Zwischenraum von rundum 

 2,6 cm lichter Weite zur Aufnahme kühlender Mittel vor- 

 handen ist. In radialer Richtung erstrecken sich drei un- 

 verschlossene Beobachtungsrohre von 1 cm Durchmesser. 

 Durch den Deckel werden Kältethermometer bezw. Thermo- 

 element (Kupfer-Konstantan) eingeführt. 



Als abkühlende Mittel dienten feste Kohlensäure oder 

 flüssige Luft je nach den gewünschten Kältegraden. Ein 

 um den oberen Rand des Apparates zu legender breitring- 

 förmiger Kranz aus Pappe oder Blech tut gute Dienste bei 

 Benutzung flüssiger Luft, um das Abfließen der kalten Nebel, 

 die sich aus dem Apparat entwickeln, durch das Gesichts- 

 feld zu verhindern. 



Messung der Temperatur. 

 Die Temperaturmessung geschah mit Hilfe der schon er- 

 wähnten Thermoelemente und zweier Galvanometer von 

 Siemens & Halske. Das eine (für Temperaturen von — 200 



Fig. 2. Abkühlungsapparat für das Goniometer. 



