Mineralphysik. Mineralchemie. 



-3- 



einige Gleichgewichtspunkte aufzusuchen und diese durch Kurven zu ver- 

 binden, sondern daß es darauf ankommt, die Kurven selbst direkt zu 

 studieren, während sich das Gleichgewicht (der Temperatur, der Dampf- 

 spannung etc.) einstellt, bezw. die physikalischen Veränderungen zu unter- 

 suchen, die sich während des Anstrebens einer Gleichgewichtslage im 

 Mineral vollziehen. Die Schwierigkeit solcher Beobachtungen liegt in der 

 Beschaffung geeigneter Apparate. Verf. benutzte außer seinen bereits 

 früher publizierten Instrumenten den Apparat von Siedentopf und Zsigmondy 

 zur seitlichen Beleuchtung mikroskopischer Objekte bei ultramikroskopischen 

 Untersuchungen, das Dilatometer nach Fizeaü-Abbe und zwei neue von 

 ihm selbst konstruierte Apparate. 



Der eine von diesen dient zur Bestimmung der Auslöschungsrichtungen 

 und deren Variabilität während des Erhitzens; an einem FuESs'schen 

 Goniometer ist nach Entfernung der Fernrohre und Schlitten auf der fest- 

 geklemmten Teilkreisplatte ein Vertikalinstrument derart montiert , daß 

 seine Achse mit der des Goniometers zusammenfällt. Das zu untersuchende 

 Präparat liegt in einem durchsichtigen Thermostaten, der an Stelle des 

 Fernrohrs auf dem beweglichen Noniusring so montiert ist, daß er zwischen 

 den Kondensorsystemen des Vertikalinstrumentes gedreht werden kann, 

 um diese selbst zu berühren. Der zweite Apparat soll eine möglichste 

 Genauigkeit in der Bestimmung des Wasserverlustes ermöglichen. Es mußte 

 einmal ermöglicht werden, daß die Substanz bei ihrer Untersuchung stets 

 in der gleichen Atmosphäre bleibt und ferner mußte versucht werden, die 

 Gewichtsverluste bis unmittelbar vor das Erreichen des konstanten Gewichtes 

 festzustellen. Die Wägungen an dem neu konstruierten Apparat werden 

 durch Messen der Verlängerung einer Metallspiralfeder vollzogen. An der 

 Spirale hängt, durch einen langen Faden verbunden, ein Körbchen mit der 

 Substanz innerhalb des Ofens oder eines Exsikkators, der nur eine feine 

 Perforation zum Durchlassen des Fadens aufweist. Bei der Konstruktion 

 des Apparates ergaben sich folgende wichtige Eigenschaften der Spirale: 

 bei einer Belastung dreht sich je nach der Spirale, die verwendet wurde, 

 deren freies Ende im Sinne der Aufrollung (gegen die Drehung) oder ent- 

 gegengesetzt im Sinne der Einrollung, oder aber, und dies ist der seltenere 

 Fall, es senkt sich direkt vertikal abwärts. Bei stärkerer Belastung geht 

 die Bewegung der ersten Spirale im gleichen Sinne weiter. Die der zweiten 

 erreicht mit zunehmender Belastung einen Umkehrungspunkt, nach dessen 

 Überschreitung sie sich wie die erste Spirale, also im Sinne der Aufrollung 

 dreht. Bei einem dem Umkehrungspunkt genau entsprechenden Gewicht 

 tritt die senkrechte Abwärtsbewegung ein; demnach wird auch die dritte 

 Spirale bei stärkerer Belastung ihre Drehung im Sinne der Aufrollung voll- 

 ziehen. Man kann also von dem kritischen Gewicht einer Spiralfeder 

 sprechen, das vom Zustand der Spirale abhängig ist und sich mit deren 

 Deformation ändert. Bei Verlängerung der unbelasteten Spirale nimmt 

 das kritische Gewicht zu. Belastungen, die gleich weit jederseits vom 

 kritischen Gewicht abstehen, geben jederseits die gleiche Drehung. Beim 

 Experimentieren wurde die Belastung dem kritischen Gewicht entsprechend 



a* 



