Allgemeines. Kristallographie. Mineralphysik. 



-345- 



In den Dünnschliffen werden die Minerale erkannt und bestimmt nach 

 ihren verschiedenen optischen Eigenschaften , wobei der Wert einer ge- 

 gebenen optischen Eigenschaft bis zu einem gewissen Grad abhängig ist 

 von der Leichtigkeit und Genauigkeit, mit der sie bestimmt werden kann, 

 und dem Grade ihrer Unabhängigkeit von der Schnittrichtung. Für 

 anisotrope Minerale ist der Winkel der optischen Achsen und der optische 

 Charakter ein äußerst wichtiges und nützliches diagnostisches Merkmal. 

 Bis vor kurzem konnte aber die Messung desselben nur an einer sehr 

 eng begrenzten Zahl von Durchschnitten besonders günstiger Minerale 

 ausgeführt werden und war daher nicht von allgemeiner Anwendbarkeit. 

 Neulich hat Prof. Becke gezeigt, wie man mit seinem Zeichentisch den 

 Winkel der optischen Achsen an allen Durchschnitten bestimmen kann, 

 welche wenigstens eine optische Achse im Gesichtsfeld zeigen, und hat so 

 die Anwendbarkeit dieses Merkmals wesentlich gesteigert. 



Im vorhergehenden wurde eine neue Methode beschrieben , durch 

 welche man unter Anwendung des neuen Doppelschrauben-Mikrometer- 

 okulars ähnliche Messungen ausführen kann. Eine Vergieichung dieser 

 Methode mit der des BECKE'schen Zeichentisches zeigt, daß beide gleich 

 allgemein anwendbar sind , daß die Resultate in Schnitten , wo beide 

 Achsen im Gesichtsfeld erscheinen, genauer sind als in anderen Schnitten. 

 Der Fehler beträgt dann nur + 1° ; wenn nur eine optische Achse im 

 Gesichtsfeld erscheint, ist der wahrscheinliche Fehler unter den günstigsten 

 Umständen etwa 2—3° für das Mikrometerokular und 4 — 5° für den 

 BECKE'schen Zeichentisch. Die Zeit für die Ausführung der Messung ist 

 mit dem neuen Okular ungefähr die Hälfte jener, die für den Zeichentisch 

 erforderlich ist . während der subjektive Faktor , der bei der letzteren 

 Methode eine Eolle spielt , bei der ersteren nicht in Betracht kommt. 

 Indessen sollten beide Methoden als Näherungsmethoden aufgefaßt werden, 

 die gute Resultate nur unter günstigen Umständen geben, wenn die 

 Achsenbarren scharf entwickelt sind und der Einfluß der Doppelbrechung 

 vernachlässigt werden kann. 



Im Laufe der Untersuchung wurde die Genauigkeit mit der Mallard- 

 •ochen Formel, welche bei beiden Methoden benutzt wird, auf einem neuen 

 Wege geprüft und mit der Erfahrung in guter Übereinstimmung gefunden. 

 Eine Reihe von genau konstruierten Zeichnungen von Iuterferenzfiguren 

 sind beigegeben, um den Grad der Genauigkeit zu illustrieren, der für 

 verschiedene Schnittlagen nach diesen Methoden zu erwarten ist (vergl. 

 das folgende Ref.). Max Bauer. 



F. Becke: Zur Messung des Achsen winke ls aus der 

 Hyperbelkrümmung. (Min. u. petr. Mitt. 28. 1909. p. 290— 292. 1 Textfig.) 



Wright 1 hat (vergl. das vorhergehende Ref.) statt der BECKE'schen 

 eine andere einfachere Methode angegeben, um aus der Hyperbelkrümmung 



1 Vergl. auch Tertsch, Versuch einer Achsenwinkelmessung in einem 

 Mittellinienschnitt. Min. u. petr. Mitt. 27. 1908. p. 588—594. 



