— 322 — 



« Si sarà al sicuro delle variazioni di declinazioni durante La misura del rap- 



porto 7^ , quando invertendo la corrente gli angoli v. e fi non valleranno. 



« Finalmente farò osservare die non ànno luogo nè la correzione, sempre in- 

 certa, per i decrementi logaritmici della bobina oscillante, nè la graduazione dei 

 reometri secondo il principio delle tangenti. 



« Riassumo qui i dati cbe occorre procurarsi : 

 « 1. Misura dello spazio percorso da un punto qualunque del magnete dopo 

 tolto il sovrappeso. 



« 2. Due misure del tempo in cui questo spazio è percorso. 

 « 3. Peso del magnete, del contrappeso e del sovrappeso. 

 « 4. Momento d' inerzia del tribometro. 



« 5. Tempo di oscillazione della bobina mobile dell' elettrodinamometro. 

 « 6. Deviazione impulsiva dell' elettrodinamometro. 



« 7. Coefficiente di torsione del sistema di sospensione dell'elettrodinamometro 

 normale. 



« 8. Raggio del circuito delle bobine dell' elettrodinamometro normale. 

 « 9. Misura della resistenza del circuito indotto e dell' elettrodinamometro 

 in unità arbitraria e confronto di questa col campione di resistenza. 



« 10. Distanza del cannocchiale di osservazione ai specchi dei reometri. 

 « Le seguenti quantità entrano come termini di correzione: 

 « 1. Peso esprimente 1' attrito del tribometro e la rigidità del filo. 

 « 2. Coefficiente di resistenza dell' aria. 



« 3. Variazione della conducibilità del filo indotto pella temperatura. 

 « Le seguenti correzioni vengono eliminate : 



« 1. Decrementi logaritmici della bobina dell' elettrodinamometro. 

 « 2. Rapporto del valore della componente orizzontale del magnetismo ter- 

 restre nel luogo dei due reometri. 



« 3. Influenza magnetica locale. 

 « 4. Variazioni della declinazione. 

 « 5. Graduazione dei reometri. 



« 6. Correzione pel ferro contenuto nel circuito indotto e nel filo dei reometri. 



« 7. Correzione per la temperatura del magnete. 

 « Delle misure sopra esposte quelle di spazio e di tempo si possono avere colla 

 massima precisione, essendo misure fondamentali nella fisica. Il rapporto delle costanti 

 dei reometri si può pure ottenere con grande esattezza, come hanno mostrato i re- 

 centi lavori del Dora, del Rowland e del Wild. La misura del momento d' inerzia 

 del tribometro non à qui la stessa importanza che nelle misure della lunghezza del 

 pendolo ed in quelle assolute magnetiche, entrando solo come parte della massa totale 

 in movimento. Questa si compone del magnete, del contrappeso, del sovrappeso. Se 

 quindi il tribometro sia costruito opportunamente, di piccole dimensioni e di me- 

 tallo leggero, la influenza del suo momento d' inerzia sul valore della accelerazione 

 può essere resa sufficientemente piccola. 



