— 323 — -v . 



« D' altra parte le correzioni che con questo metodo vengono eliminate mi sem- 

 brano compensare per importanza la nuova misura che viene aggiunta. 



« Infine farò osservali che determinandosi così il valore dell' ohm mediani 5 

 correnti di breve durata e potendosi questa variare coli' adoprare sovrappesi diversi, 

 avremo mezzo per studiare se il valore dell' ohm resti costante per correnti di du- 

 rate variabili, secondo le osservazioni fatte dal Lorenz e dal Wild ». 



Fisica. — Filippo Bonetti. Ricerche sperimentali sulla variazione di 

 densità dell'acqua tra 0° e 10°. Presentazione del Socio Blaserna. 



« Le più recenti e più generalmente accettate esperienze sulla dilatazione dell' ac- 

 qua sono state fatte dal prof. Kossetti col metodo del dilatometro, e pubblicate in due 

 Memorie presentate al E. Istituto Veneto (Atti del R. I. V., serie 3 a , voi. XII e XIII). 

 In questi pregevoli lavori del Rossetti il Volkmann (Wiedemann, Annalen etc. 

 Band XIV, p. 260) ha mostrato che il volume a 0° dell' istrumento è determinato 

 inesattamente, per un equivoco occorso nel far la correzione della pesata nell'aria. 

 Si potrebbe forse anche notare la poca sensibilità del suo apparecchio, il modo al- 

 quanto arbitrario con cui ha dedotto dalle esperienze la curva e 1' equazione rap- 

 presentativa del fenomeno, e il non aver riportato le indicazioni dei suoi termometri 

 a quelle del termometro ad aria; questióne che allora non era ancora stata venti- 

 lata per bassa temperatura. Ho creduto pertanto che non fosse inutile di tornare 

 su questa ricerca, adoperando lo stesso metodo del dilatometro, ma evitando possi- 

 bilmente i suaccennati difetti. 



« Il dilatometro non è che un grosso termometro, che si riempie del liquido, 

 di cui si vuole studiare la variazione di densità. Supponendo che ad una tempera- 

 tura t il livello del liquido nel tubo corrisponda alla divisione n ma , e chiamando V 

 il volume a zero del bulbo, w quello del cannello fino alla divisione n'"", y il coef- 

 ficiente di dilatazione cubica media fra 0 ' e t del vetro, W il volume a zero della 

 quantità di liquido attualmente contenuto nel dilatometro, e ponendo uguale ad uno 

 la densità del liquido a zero, si ha : 



W 



D ' = (Y-hw) (1 + yO " 

 « Per determinare le quantità che figurano nel secondo membro, ecco i metodi 

 da me seguiti. 



I. « Sul tubo del dilatometro, prima che vi fosse saldato il bulbo, è stata tracciata 

 una scala millimetrica, lunga 400 mm . Dipoi ho calibrato il tubo, facendo scorrere nel 

 suo interno una colonnina di mercurio, e misurandone ogni volta la lunghezza colla 

 macchina divisoria. Ho trovato che la sezione del tubo andava lentamente e rego- 

 larmente diminuendo : perciò coi valori dedotti dalla calibrazione ho costruito una 

 tabella, che mi dà i volumi delle divisioni di dieci in dieci, espressi prendendo per 

 unità relativa il volume medio delle prime dieci divisioni. Per dare un' idea della 

 diminuzione dei volumi delle divisioni, cito i tre seguenti valori : 



Volume di una divisione da O a a 10 d 1.00000 



» » da 190 d a 200 d 0.96062 



» » da 390* a 400 cl 0.94409 



