— 149 — 



la spirale è svasata ai suoi estremi, qualora la sua luminosità interna fosse 

 prodotta da una trasmissione diretta della elettricità dal filo all'aria rare- 

 fatta, il nucleo luminoso interno dovrebbe analogamente essere allargato alle 

 estremità ; esso invece si mostra cogli estremi assottigliati ; assume dunque 

 realmente la forma di fuso, come nel caso di un'elica avvolta su tubo 

 di vetro. 



« Se la rarefazione si fa più grande, l'involucro luminoso, anche qui, 

 si limita ai bagliori brillantissimi attorno ai soli estremi dell'elica, e questi 

 sono accompagnati dalla formazione del fuso interno » . 



Fisica. — Descrizione d'un nuovo apparecchio per la misura 

 della compressibilità isentropica ed isotermica dei liquidi e dei 

 solidi. Nota preliminare di G. Guglielmo , presentata dal Socie 

 Blaserna ( ] ). 



« I piezometri usati fin adesso presentano l'inconveniente di richiedere 

 una correzione per la variazione di volume del recipiente, in cui è contenuto 

 il liquido, di cui si vuol determinare la compressibilità. Questi apparecchi 

 sono inoltre in generale piuttosto complicati e costosi, e tuttavia la concordanza 

 dei risultati che sono stati ottenuti con essi, non è quale si sarebbe potuta 

 aspettare nella misura d'una quantità certo ben determinata. 



« Il piezometro seguente, da me ideato, presenta parecchi vantaggi: 

 a 1° Elimina la necessità della correzione per la variazione di capacità 

 del recipiente. 



ù 2° Permette di usare il sistema di ripetizione, utilissimo special- 

 mente nel caso di corpi poco compressibili. 



« 3° Le operazioni, specialmente per la misura della compressibilità 

 isentropica, si fanno rapidamente e possono essere ripetute un numero grande 

 di volte con poco dispendio di tempo. 



« 4° L'apparecchio è semplice e di poco costo. 

 « Questo piezometro, rappresentato nella figura, consta di un recipiente 

 cilindrico A, p. es. di vetro, al quale è saldato superiormente un tubo con 

 robinetto a tre vie a. Questo recipiente è rinchiuso in un altro B saldato an- 

 ch'esso superiormente al tubo del robinetto. B ha lateralmente una tubulatura 

 nella quale viene a saldarsi in c il tubo trasverso del robinetto a tre vie, 

 ed essa porta un robinetto scaricatore b e termina poi con un tubo capillare 

 ripiegato orizzontalmente. Per comodità e per facilitare il riempimento e la 

 ripulitura del vano tra A e B, è bene che questa tubulatura non sia tutta d'un 



(!) Lavoro eseguito nel Gabinetto fisico dell'Università di Cagliari. 



