mezzo della ripetizione, rende imitile l'uso di forti pressioni; in quanto poi alla 

 determinazione della compressibilità d'un corpo quando la pressione cresce, 

 essa può farsi senza aumentare in proporzione la resistenza del recipiente A. 

 Basta che, essendo la pressione in A di N atmosfere, essa sia p. es. di N rt 1 

 nel vano tra A e B, ossia all'orifìzio tanto del tubo capillare che del robi- 

 netto scaricatore. 



« L'operazione può essere ripetuta un numero conveniente di volte, e si 

 può cosi ottenere una variazione totale del livello m, sufficientemente grande 

 per essere misurata con esattezza, anche se il liquido è poco compressibile, 

 come avviene p. es. nel caso del mercurio. 



« Un modo d'operare che potrebbe presentare qualche vantaggio, sarebbe 

 quello di riempire di mercurio il vano tra A e B (oppure solamente il tubo 

 a partire dal robinetto b) fino all'estremità del tubo capillare, raccogliere il 

 mercurio che sgorga da questo ad ogni successiva compressione e dilatazione 

 del liquido contenuto in A, e pesare questo mercurio. Si evitano così gli errori 

 di calibrazione del tubo capillare e si ha forse maggiore sensibilità. 



k Finora credo che sia stata misurata direttamente solo la compressi- 

 bilità a temperatura costante ; questa misura, come osservò Amagat, richiede 

 che si lasci che il liquido riscaldatosi per effetto della compressione riprenda 

 la temperatura primitiva. Ciò esige un tempo non piccolo, e costituisce una 

 causa d'errore, forse trascurabile per la maggior parte dei liquidi, ma non 

 per il mercurio, se la temperatura non è assolutamente costante. 



« La determinazione della compressibilità isentropica non è soggetta 

 affatto a questa causa d'errore, e richiede pochissimo tempo. Tacendo agire la 

 pressione sul liquido contenuto nel serbatoio A ed immediatamente dopo dispo- 

 nendo i robinetti nella posizione 2 a , il liquido si riscalda più o meno per effetto 

 della compressione, ma riprende la temperatura primitiva in seguito alla di- 

 latazione. Non credo che il calore ceduto alle pareti di A nel tempo brevissimo 

 necessario per girare i robinetti, possa avere influenza sensibile, tanto più che 

 esso non esce dall'apparecchio. 



« Questa determinazione dura dunque pochissimo tempo e può subito 

 esser ripetuta ; credo quindi che per sè stessa, e per la facilità con cui può 

 fornire un numero considerevole di valori della stessa quantità, essa debba 

 dare risultati molto esatti. 



« Quest' apparecchio può anche servire con poche o punte modificazioni 

 alla misura della compressibilità cubica sia isotermica che isentropica dei 

 solidi, quantità importante di cui si hanno ben poche determinazioni. Basterà 

 rinchiudere il solido nel recipiente A, riempire lo spazio rimasto vuoto (che 

 è bene sia possibilmente piccolo) con un liquido di compressibilità nota e 

 possibilmente piccola, ed operare nel modo già indicato. Sarà facile, noto il 

 volume del solido e del liquido contenuti in A, e determinata la variazione 

 di volume per una pressione nota, dedurne il coefficiente di compressibilità 



