— 298 — 



approssimativamente uguale a quella dell'etere e del cloroformio rispettiva- 

 mente. Per esse si verifica la legge enunciata dal Duhern, cioè che in tali 

 casi il liquido e il suo vapore hanno la stessa composizione » . 



Fisica. — Sulla resistenza elettrica di alcune leghe e metodo 

 indiretto di misura della resistenza elettrica di un metallo fuso. 

 Nota di G. Vicentini e 0. Cattaneo, presentata dal Socio Blaserna. 



Questa Nota verrà pubblicata nel prossimo fascicolo. 



Fisica. — Ricerche sui coefficienti di pressione dei termometri 

 a mercurio e sulla elasticità del vetro. Nota di N. Reggiani, pre- 

 sentata dal Socio P. Blaserna. 



« 1.° I lunghi e pazienti studi fatti nell'Ufficio Metrico Internazionale 

 hanno provato che i termometri a mercurio, quando sono convenientemente 

 costruiti, studiati con cura e adoperati seguendo certe regole sistematiche, 

 sempre rispettate, possono diventare strumenti di precisione di primo ordine ; 

 e Ch. Ed. Guillaume dimostra che la temperatura si può ottenere esatta ad 

 un millesimo di grado, con un termometro a mercurio studiato diligentemente. 



« Rammento che lo studio completo di un termometro a mercurio com- 

 prende: 1° la verificazione della divisione della scala; 2° la verificazione 

 della capacità del tubo capillare (calibraggio) ; 3° la determinazione del coef- 

 ficiente di pressione esterna; 4° la determinazione del coefficiente di pres- 

 sione interna ; 5° la determinazione della posizione dello zero, che è varia- 

 bile col tempo e colle condizioni nelle quali è posto il termometro; 6° la 

 misura dell'intervallo fondamentale (0°-100 n ); 7° la ricerca della relazione 

 fra la scala del termometro stesso e la scala del termometro a idrogeno, 

 adottata pel servizio internazionale di pesi e misure, nella Conferenza Ge- 

 nerale del 1889, tenutasi a Parigi fra gli Stati che hanno contratto la Con- 

 venzione del metro. Di queste correzioni che devono essere fatte alla lettura 

 di un termometro a mercurio per ottenere la temperatura riportata al caso 

 ideale, le due relative ai coefficienti di pressione sembrano essere meno esatte 

 delle altre, per le insufficienti ricerche sulla variabilità del coefficiente di 

 elasticità del vetro col variare della temperatura e della pressione alle quali 

 sono sottoposti i bulbi dei termometri; poiché, per quanto è a mia cono- 

 scenza, solo Guillaume studiando due termometri in vetro duro, di Tonnelot, 

 ha trovato che, probabilmente, il coefficiente di pressione varia di 1,56 per 

 cento del proprio valore, fra 0° e 100° (Travaux et mémoires du Bureau 

 ini. des poicls et mesures, tom. V); ed E. I. Mills dice essere costante il 



