— 299 — 



coefficiente di pressione dei termometri, da lui provati fino a 140 atmosfere; 

 non indica però la qualità del vetro nò la grossezza delle pareti del bulbo 

 (Phil. Mag. tom. VI). 



n Avendo a disposizione un buon manometro normale a mercurio ad aria 

 libera alto 20 atm. e un gruppo di 12 termometri di diverse fabbriche e 

 differenti qualità di vetro, ho fatto in proposito alcune ricerche, di cui rife- 

 risco il procedimento adottato ed i risultati ottenuti. 



k 2.° Gli apparecchi da me adoperati sono differenti del tutto da quelli 

 adoperati nell'Ufficio metrico internazionale, epperò credo opportuno di far 

 cenno di questi e di quelli. 



« Nell'Ufficio metrico internazionale si determina il coefficiente di pres- 

 sione esterna del bulbo osservando lo spostamento della estremità della co- 

 lonna di mercurio nel cannello, quando il termometro è sottoposto, alterna- 

 tivamente, a pressioni esterne molto diverse fra di loro : una è la pressione 

 atmosferica, l'altra è vicino al vuoto. L'apparecchio adoprato è quello di 

 Marek modificato, ed è così composto : un tubo di vetro lungo 75 cent, e col 

 diametro di 1,5 cm. è destinato a ricevere il termometro ; il quale è fissato 

 con un tappo di gomma attraversato da un' asta di metallo terminata ad un- 

 cino ; nella parte superiore di questo tubo si trovano due tubulature laterali 

 munite di rubinetti; il tubo medesimo contiene un po' di mercurio nel fondo 

 e la capacità rimanente è occupata da glicerina, che facilita le letture at- 

 traverso le pareti di vetro ed è immerso, nella parte bassa, in un secchio 

 pieno d'acqua col quale si regola l'andamento della temperatura. Una delle 

 tubulature laterali è in comunicazione con l'atmosfera, l'altra è in comuni- 

 cazione con un manometro collegato a un grande recipiente ermeticamente 

 chiuso ; questo recipiente comunica con una pompa che serve a fare il vuoto. 

 Le letture del termometro si fanno con un cannocchiale, e le esperienze si 

 conducono nel seguente modo : si sospende il termometro all' uncino che at- 

 traversa il tappo ad una altezza tale che il suo bulbo sia immerso intero 

 nel mercurio; poi, quando il vuoto è sufficiente, si interrompe la comunica- 

 zione fra il recipiente e la pompa, e coi rubinetti si mette in comunicazione 

 alternativamente il tubo contenente il termometro con l'atmosfera e col re- 

 cipiente, osservando ogni volta il termometro. Il manometro indica, per cia- 

 scuna osservazione, la differenza fra la pressione atmosferica e quella dentro 

 l'apparecchio, la differenza fra le letture del termometro fatte alla pressione 

 atmosferica e quelle fatte a pressioni minori, indica la deformazione del bulbo, 

 cioè l'elemento per calcolare il coefficiente di pressione unitario. 



« Il coefficiente di pressione interna è poi dedotto dal coefficiente di 

 pressione esterna corretto per l'elasticità del vetro e la compressibilità del 

 mercurio ; perchè le prove fatte leggendo il termometro in posizione verticale 

 ed in posizione orizzontale hanno dato risultati meno esatti di quelli otte- 

 nuti col metodo diretto, che è anche teoricamente più perfetto. 



