— 300 — 



« Ili queste ricerche ho eseguito il metodo opposto a quello sopra in- 

 dicato, ho cioè sottoposto i termometri a pressioni superiori alla pressione 

 atmosferica, per mettermi nelle condizioni in cui sono comunemente adoperati 

 entro i liquidi e per avere idea della grandezza della correzione che devono 

 subire, quando sono sottoposti a grandi pressioni in ricerche di chimica e di 

 idrografìa, se non sono muniti di apposita camicia di resistenza. 



« L'apparecchio che ho ideato è rappresentato, in sezione, dalla figura 

 qui unita. Esso va montato sulla pompa idraulica del manometro normale 

 medianle la vite V. La capacità C, contenente acqua,- comunica con l'acqua 

 della pompa mediante il canale a, ed è distinata a ricevere il bulbo del 

 termometro sottoposto a pressione. 11 termometro T è infilato in un tappo 

 di gomma tt e in un manicotto M M, a doppia vite di pressione, in modo 

 che si può chiudere ermeticamente e con tutta facilità la cavità C nella 



e determinando le frazioni della sua graduazione mediante un doppio deci- 

 metro, che serve da nonio. 



« Le esperienze si conducono nel modo che segue : 



« Si mettono a posto il termometro T ed il termometro di spia, e, dopo 

 qualche ora, si incominciano le osservazioni, avendo cura di tenere l'ambiente 

 ove si trova l'apparecchio, riparato in modo che non avvengano sbalzi di 

 temperatura. Si legge il termometro T alla pressione atmosferica, indi alla 

 pressione desiderata, ottenuta con lento movimento della vite della pompa, 

 e si ripetono le stesse osservazioni in modo alternato e ad intervalli di tempo 

 eguali fra di loro, non dimenticando di osservare il termometro di spia, ed 

 i termometri ausiliarii che si trovano lungo la colonna del manometro. Le 

 differenze per le letture di ordine impari e quelle di ordine pari fatte nel 



a 



sua parte superiore. Il tubo <?, che non è in 

 comunicazione con C, è destinato a ricevere 

 il termometro di spia S, che serve ad in- 

 dicare il regolare andamento della tempe- 

 ratura e a constatare se vi siano residui 

 di elasticità ; le zone cilindriche o ed o' 

 sono, rispettivamente, occupate da aria e da 

 acqua, al fine di regolare convenientemente 

 la temperatura dell'acqua che si trova in C; 

 pel medesimo line anche il corpo della pompa 

 è stato difeso convenientemente. La verticalità 

 del termometro è regolata con un filo a piombo 

 e con le viti del manicotto; le letture del 

 termometro vengono fatte con un cannocchiale 

 di un piccolo catetometro munito di vite mi- 

 crometrica, e il manometro si osserva ad oc- 

 chio nudo, salendo la scala che vi è annessa, 



