— 302 — 



« Più oltre indicherò la concordanza di questi risultati con quelli dati 

 dall'Ufficio Metrico intarnazionale, per lo stesso termometro, nel 1889. In- 

 tanto qui noto che ho tenuto conto dei decimillesimi di grado pei calcoli 

 che saranno riassunti più oltre. 



« 4.° Misurata la variazione di v del bulbo, espressa in gradi, relativa 

 ad una pressione P, espressa in mm. normali, il coefficiente di pressione 

 esteriore § e per un mm., assunto come unità di pressione, sarà: 



/V— p- • 



I valori di v e di P, letti direttamente, devono però essere corretti. Per v 

 la correzione è relativa alla sezione del cannello capillare del termometro, 

 nei punti nei quali si fanno le letture; e, siccome v si determina per dif- 

 ferenza, tale correzione è analoga alla correzione di seconda approssimazione 

 nel calibraggio ; pei 12 termometri che hanno servito in queste ricerche 

 essa è trascurabile. Sensibile è invece, nel caso nostro, la correzione com- 

 plessiva del manometro, la quale comprende le seguenti correzioni parziali, 

 negative dal n.° 1° al n° 5° e positive dal n.° 6° al n.° 8° : 1° per l'errore della 

 scala; 2° per la posizione del menisco all'origine, rispetto allo zero; 3° per 

 la temperatura ; 4° per la differenza di pressione atmosferica fra il serbatoio 

 del manometro e la sommità della colonna ; 5° per l'innalzamento della co- 

 lonna termometrica dovuta alla pressione (in un caso ha raggiunto 69 min , 1) ; 

 6° per la depressione progressiva dello zero nel serbatoio del mercurio ; 7° per 

 la posizione del menisco alla sommità della colonna, rispetto alla divisione 

 più prossima della scala; 8° per la compressibilità del mercurio. La corre- 

 zione per la capillarità resta eliminata per differenza, perchè le due letture 

 relative ad una determinata pressione sono fatte a colonna ascendente, e la 

 riduzione in m. m. normali non è necessaria, poiché, all'aumento di altezza 

 della colonna del manometro, corrisponde un aumento proporzionale di altezza 

 nella colonna del termometro. Per quanto poi è detto precedentemente si avrà 

 il coefficiente di pressione interna: 



# = & + C(K lu -K,); 



dove K m e K„ sono rispettivamente i coefficienti di compressibilità del mer- 

 curio e del vetro, e C è un fattore numerico che serve a condurre le quan- 

 tità /? e K alle stesse unità. 



« Nel quadro seguente sono indicati: le generalità dei diversi termo- 

 metri ; le pressioni alle quali furono sottoposti, ed i valori di P, e di v di § e , 

 ottenuti col procedimento indicato. 



