— 425 — 



« Il campo fu generato da un' elettrocalamita che avea due masse di ferro 

 dolce, dello spessore di 10 c.m., e smussate agli estremi in guisa da limitare 

 il diametro delle facce polari a 7 c.m. Nel circuito della corrente magnetiz- 

 zante, fornita sempre da 6 coppie Bunsen, erano inseriti un amperometro, ed 

 un reostata con 8 resistenze, le quali si escludevano successivamente dal 

 circuito mediante appositi ponti, tutte le volte che si volea in una serie di 

 esperienze produrre aumenti graduali della corrente. L'intensità del campo si 

 fece variare o per mezzo di questo reostata, o modificando, non mai però nel 

 corso di una serie, la distanza delle facce polari. 



« Il campo si misurò paragonando le correnti indotte che si aveano alla 

 chiusura o all'apertura della corrente magnetizzante in una spirale a con 4 

 giri di filo di rame, disposta tra le facce polari coi piani delle spire perpen- 

 dicolari alle linee di forza, con quelle che si producevano successivamente 

 in un rocchetto A quando in un altro rocchetto B conassiale con questo si 

 mandavano o si annullavano correnti d'intensità note. Facea parte del cir- 

 cuito secondario, oltre ai rocchetti a ed A, un galvanometro di Weber il 

 cui ago avea un momento d'inerzia considerevole; e d'altra parte il rocchetto B 

 era inserito in serie con un elemento Bunsen, con un reocordo di sottili fili 

 di pacfong, e con ima bussola assoluta delle tangenti avente una sola spira 

 di filo di rame. 



« Dei rocchetti A e B si calcolò per mezzo della formula del Maxwell (') 

 il coefficiente d'induzione mutua, che risultò uguale a 2658200. Chiamando g 

 questa costante e denotando con /' l'area totale della spirale a la misura 

 dei campi col metodo indicato, si fece in base alla formula : 



(1) F== /sen|«" 



e poiché gli angoli di deviazione a ed a ottenuti al galvanometro balistico, 

 quando si producevano le correnti indotte rispettivamente in a ed A, furono 

 sempre assai piccoli, si potè sostituire nel valore di F al rapporto fra i seni 

 quello fra le deviazioni corrispondenti J e 4' lette sulla scala del galvano- 

 metro. La intensità i della corrente, alle cui variazioni erano dovute le cor- 

 renti indotte in A, fu misurata mediante la bussola assoluta, previa deter- 

 minazione diretta della componente orizzontale del magnetismo terrestre. 



" Servì per la misura delle resistenze e delle loro variazioni un ponte a 

 cassetta di Carpentier, le cui diagonali racchiudevano rispettivamente due 

 coppie Bunsen ed un galvanometro Deprez e d'Arsonval. Stante la prontezza 

 di questo strumento si potè far passare la corrente nei fili in esame per 

 tempo brevissimo in ciascuna determinazione; sicché nel mentre si operava 

 in opportune condizioni di sensibilità, si era in grado di evitare, come del 



i}) Traiti d'électricité et de magnétisme, t. II, pag. 349. 



