— 187 — 



Il liquido da esaminare veniva posto al disotto in un bicchiere contenuto in 

 altro più grande, chiusi da lastrine di vetro comhacianti col capillare, col bic- 

 chiere e fra loro ; nell'intercapedine si poteva mettere anidride fosforica. In 

 altri casi fu usato un vaso di Dewar: in altri infine una provetta, attraverso il 

 tappo della quale potevano passare a sfregamento il tubo col capillare ed il 

 termometro; l'aria circolava per mezzo di un tubo con lana di vetro ed 

 anidride. 



Il mauometro ad acqua venne formato da canne di vetro lavorate, i cui 

 diametri erano di cm. 10,40 e 0,48, e si fece la lettura della pressione col 

 catetometro, disponendo prima il cannocchiale in una posizione prossima a 

 quella necessaria per osservare la pressione massima, rendendo poi impercet- 

 tibile la corrente gasosa allorché il menisco compariva nel campo, e seguen- 

 dolo col reticolo fino a cogliere l'istante in cui quello improvvisamente spa- 

 riva. Nessuna precauzione fu bastevote a conservare perfettamente bagnata 

 la parete del tubo manometrico ; e più di ogni lavaggio chimico, giovò la 

 pulimentazione meccanica con tamponi di cotone e acqua saponata. Si osservò 

 sempre la forma del menisco, e se ne misurò l'altezza. 



4. Nella esperienze usai due tubetti di platino e molti di vetro. I primi, 

 come quelli di Feustel, erano di Heraeus, diritti e senza suture, con orlo 

 piano, tagliente, alquanto sfrangiato, compreso fra 1,9 \x e 3,5 fi. Vennero 

 migliorati con fili conici di vetro debolmente smerigliati. Per la praticità del 

 metodo volli costruirne di vetro. Già Gantor aveva fatto dei tentativi, ma 

 lo spessore non scese al disotto di 160 Riuscii ad avere degli ottimi ca- 

 pillari tirando dei tubetti di piccolo diametro e rilevante spessore, scegliendo 

 quelli che al microscopio presentavano un orlo pressoché piano ed una roton- 

 dità perfetta dei due margini, spianandoli fino a rendere lucente l'orlo, intac- 

 candoli con acido fluoridrico per un solo istante e ripetendo parecchie volte 

 tale operazione alternata con abbondanti lavaggi per asportare i fluoruri. 



Si ebbero così degli orli taglienti e piani di una rotondità e regolarità 

 inaspettate, compresi fra 1,3 fi e 2,8 Oltre tal limite si manifestarono fi- 

 gure di corrosione. 



Riporto qui le misure dei diametri dei due tubi di platino (I e II) e di tre 

 qualunque di vetro, fatte al microscopio con scala oculare e micrometro, e dopo 

 avere studiato con cura le condizioni del rischiaramento. Le ultime cifre espri- 



mono in 



mm. i 



raggi, 



ricavati dalla media di tre serie di 



osservazioni . 





I. 99,2 



- 99 



- 100,3 



- 100 — 101,4 — 103 - 101,3 — 101 



- 101,2 - 



mm. 



0,32420 



II. 75,2 



- 76 



— 75,4 



- 76,6— 76 —77,2 - 77,2 - 76 



- 75,7 — 



min. 



0,24525 



III. 71,5 



— 71,6 



- 71,4 



-71,2-71,5—71,5-71,6- 71,4 



- 71,2 - 



mm. 



0,46600 



IV. 58,8 



- 58,8 



— 58,5 



- 58,6 - 58,4 — 58,3 - 58,4 — 58,6 



— 58.6 — 



mm. 



0,38181 



V. 52,7 



- 52,8 



— 52,7 



— 52,9 - 52,3 — 52,4 — 52,7 - 52,9 



- 52,8 — 



mm. 



0,34395 



Da tali misure risulta la notevole superiorità dei capillari di vetro. 



