— 272 — 



Meccanica. — Metodi proposti per la determinatone diretta 

 della flessione del supporto dei pendoli gravimetrici. Nota II di 

 Giorgio Abetti e Corrado Cappello, presentata dal Socio E. 

 Millosevich. 



Come si è visto nella precedente Nota è consigliabile, nelle misure di 

 gravità, di assicurarsi con un metodo diretto dell'ammontare della corre- 

 zione e da applicarsi alle durate di oscillazione dei pendoli per ridurle a 

 supporto rigido. Un metodo usato con successo nel Giappone nelle misure 

 di gravità assoluta ( 1 ), consiste nel fissare un filo sottilissimo al supporto, 

 e far passare poi tal filo sulla gola di una carrucoletta di raggio pic- 

 colissimo. All'asse della carrucoletta viene fissato uno specchio che acquista, 

 a causa dell'oscillazione del supporto, un moto oscillatorio che può venire 

 osservato con apposita scala alla distanza di due o tre metri. 



La determinazione degli spostamenti subiti dal supporto può essere 

 fatta anche osservando lo spostamento delle frange di diffrazione con un 

 interferometro. Stavamo già esperimentando un dispositivo fondato su questo 

 principio quando il prof. G. Lorenzoni cortesemente ci avvertì che già il 

 Defforges nelle sue misure di gravità ( 2 ) aveva usato un metodo analogo. La 

 disposizione sperimentale adottata dal Defforges non è esposta che molto bre- 

 vemente nel suo scritto, sembra però che egli voglia far uso di un disposi- 

 tivo del tipo di quello che costituisce l' interferometro di Jamin. Data la 

 mancanza di altri dettagli in riguardo, stimiamo opportuno dare un cenno 

 del dispositivo col quale si potrebbe realizzare il metodo del Defforges e 

 diremo poi di alcuni altri metodi, qualcuno dei quali, pur presentando le 

 stesse garanzie di esattezza, sarebbe forse di più comoda attuazione. 



Fissando ad una mensoletta M del supporto una (L) delle due lastre 

 argentate che costituiscono l' interferometro di Jamin, mentre l'altra lastra, 

 e il resto dell'apparecchio, siano fissati su di un sostegno isolato dal supporto 

 del pendolo, si ha il modo di giudicare gli spostamenti del supporto dagli 

 spostamenti delle frange d' interferenza. 



Poiché per un valore di a uguale a 60 unità della settima cifra deci- 

 male l'allungamento del pendolo, per le relazioni trovate nella Nota prece- 

 dente ( 3 ), sarà di 6 micron, avremo per la relazione 



x = X(p 



x — 6f-- (p ■ sin 1' 



(') H. Nagaoka, S. Shinjo" und E. Otani, Absolute Messung der Schwerkraft in 

 KyUto, Kanazaioa, Tokyo etc. mit Reversionspendeln, Imperiai University, T5ky5 1902. 



( 3 ) Mémorial du Depót général de la Guerre. Tome XV. Observations de pendute. 

 ler fascicule, pag. 29. Paris 1894. 



(') Rendiconti, pag. 109. 



