— 277 — 



e quindi la distanza OS, nel caso in cui si usi la lamina M invece di 

 L diverrà: 



d -f -j- (i/2n z — 1 — 1) — é (d — 1) . 



Un altro metodo che si potrebbe utilizzare, per la determinazione dello 

 spostamento del supporto è il seguente: un filo di quarzo f venga legato 

 alla mensoletta del quadripendolo opposta a quella su cui oscilla uno dei 

 pendoli. L'estremo libero. A, del filo, è munito di una vite di tensione e 

 di un sistema atto a produrre la torsione del filo stesso. Nella parte me- 

 diana del filo è saldato un piccolo tratto, F, di sottile filo di metallo al 

 cui estremo libero si trova un piccolo peso P. Come si vede è qualche cosa 

 di analogo alla bilancia a filo di quarzo ideata da R. Threlfall e J. A. Pol- 



Fig. 5. 



lock (') per le determinazioni di gravità relativa, ma l'apparecchio viene 

 qui utilizzato in modo diverso. Il pezzo A è indipendente dal supporto del- 

 l'apparecchio pendolare. Quando il supporto comincia ad oscillare, gli spo- 

 stamenti si traducono in rotazioni compiute dall'indice F. Queste oscilla- 

 zioni possono essere lette con un microscopio e si potrà, con uno studio 

 preliminare, dedurre dall'ampiezza di queste oscillazioni (o dall'ampiezza 

 massima che esse assumono) gli spostamenti subiti dal supporto a causa 

 delle oscillazioni del pendolo. Il sistema unifilare potrebbe essere sostituito 

 da quello bifilare regolando la distanza dei due fili, a seconda della sensi- 

 bilità che si vuole raggiungere. 



Infine si potrebbe anche rendere molto più sensibile il metodo, che 

 abbiamo citato in principio del Nagaoka e dei suoi collaboratori, facendo in 

 modo che l'oscillazione del supporto, piuttosto che far ruotare un solo spec- 

 chietto ne faccia ruotare due, disposti alla maniera degli specchi di Fresnel, 

 e regolando gli avvolgimenti del filo attorno agli assi di rotazione degli 



(') On a Quartz Thread Gravity Balance. Phil. Trans. Voi. 193, pag. 215. 

 London 1900. 



