— 115 — 



che penetrano in due gole a baionetta si può fissare su di un anello D sorretto 

 da un piede E. Una riparella di cuoio serve a rendere la chiusura perfetta. 

 Al di sotto dell'anello penetra un coperchio di scatola C, pur esso attaccato 

 nel modo suddetto e che serve per la sostanza in esame. 



L'anello D porta inoltre un foro centrale tagliato ad imbuto, cui va a 

 sfregamento un diaframma di ottone g che nel mezzo porta una sottile lamina 

 circolare di alluminio in foglia i sorretta da due pezzi di rete a larghe ma- 

 glie. Così l'ambiente in cui si trova l'elettroscopio resta perfettamente chiuso, 

 separato dall'esterno, separato anche dalla camera ove si trova la sostanza 

 radioattiva. 



Si può anche usare l'apparecchio in un'altra maniera, qual'è quella rap- 

 presentata nella forma B della fig. 2. In questo caso al posto del coperchio G 

 della fig. 1 si sostituisce la scatola cilindrica d'ottone G della fig. 2 imper- 

 niata nell'anello al solito modo. È tolto il diaframma di alluminio i descritto 

 precedentemente, ed a questo ne è sostituito un altro g' che va a sfregamento 

 nella campana B e che porta un foro di mm. 5 di diametro. 



All'elettroscopio si unisce un dispersore formato da una scatola F, costi- 

 tuita da un piattello unito coi soliti attacchi ad un anello sormontato da una 

 rete metallica a maglie abbastanza strette r. A questa rete è saldato un filo 

 di ottone che sorregge tutta la scatola e che nella parte superiore è ricurvo 

 e si attacca per il piccolo gancio all'asta dell'elettroscopio. La cassa grande C 

 è munita di due tubicini c c per far circolare quando si voglia dei gas nella 

 campana, e di un tappo a vite a' che serve volendo per caricare l'elettro- 

 scopio. 



Per ricerche di radioattività indotta al cestello F, sostituivo dei dischi 

 di argento simili a quelli disegnati in M (fig. 2). 



Quest'elettroscopio, quando sia scelta con cura la fogliolina d'oro, si 

 presta a dare letture precise, specialmento usando, come ho fatto io per 

 questo scopo, un cannocchiale munito di micrometro oculare; cosicché mi- 

 sure successive fatte sullo stesso fango danno resultati molto concordanti. 

 Inoltre la quantità di sostanza necessaria per le misure è pochissima ed io 

 non ho mai oltrepassato i 5 gr. : le misure qui riportate furono eseguite sempre 

 su tale quantità di fango. Gli isolanti di zolfo presentano sempre un ottimo 

 stato di isolamento. 



Per avere la misura della radioattività della sostanza, caricavo negati- 

 vamente il piccolo elettroscopio con una pila Zamboni attraverso l'apposita 

 apertura, mediante un sottile filo metallico attaccato ad un estremo della 

 pila. 



Il massimo di deviazione dell'elettroscopio corrispondeva a 250 Volta. 

 Poi determinavo successivamente la caduta del potenziale di carica dell'elet- 

 troscopio, prima e dopo aver posto la sostanza nel piattello C, riferendola 

 al minuto primo. 



