— 121 — 



in funzione dello smorzamento delle oscillazioni, è stata fatta a mezzo di un 

 comparatore di Froment dell'approssimazione di 7ioo di min. Questo com- 

 paratore fu verificato all' Ufficio Centrale di pesi e misure e la differenza 

 per una lunghezza di cm. 20 è stata trovata di /u. 5. 



Le dimensioni corrette sono, tenendo i simboli della Nota precitata, 

 cioè chiamando con Ri e R 2 rispettivamente il raggio esterno ed interno, 

 e con hi e h 2 l'altezza esterna ed interna: 



Campana di ottone Campana di alluminio 

 Ri cm. 2,3317 cm. 2,328 



R 2 » 2,2635 » 2,2595 



hi » 2,993 » 10,079 



h 2 » 2,914 » 9,948 



Come si vede, i raggi delle due campanine, per quanto assai prossimi, non 

 sono perfettamente uguali; d'altra parte, anche se si fosse potuta raggiun- 

 gere questa identità per una determinata temperatura, essa sarebbe scomparsa 

 per l' ineguale dilatazione dei metalli tosto che la temperatura fosse variata. 

 Val meglio quindi adoprare la formula 



* ( Mi M 0 lo i 



dove £i ed £ 0 sono decrementi ottenuti colle due diverse campane, M l e M 0 

 i loro momenti di inerzia, Ti e T 0 i due periodi di oscillazione. 



ki e k 2 sono due coefficienti numerici tali, però, che per una data coppia 

 di campane k l — k Q sia proporzionale prossimamente alla differenza delle 

 loro altezze. M t e M 2 , T, e T 0 , come risulta dalla Nota antecedente, deb- 

 bono risultar vicinissimi. 



Per la misura di tali momenti d' inerzia, come per quella dei periodi, 

 disponevo di un cronometro del tipo usato nella R. Marina, della fabbrica 

 Dent, il quale portava il n. 3089. 



L'equazione del tempo per questo cronometro era stata recentemente 

 determinata nell'osservatorio astronomico di Arcetri. 



Per quel che riguarda la misura delle temperature, mi son servito di 

 due coppie termoelettriche identiche rame-constantana. 



Ho saldato una delle coppie sulla parete esterna del cilindro fisso di 

 diametro maggiore, e l'altra sull'interna del minore; mediante un commu- 

 tatore a pozzette di mercurio, chiudevo l' una o l'altra delle due coppie sopra 

 un galvanometro di grande resistenza (518 ohm), a cui avevo aggiunto 1500 ohm 

 di resistenza interna. 



Tale resistenza era sufficiente perchè potessi trascurare gli errori pro- 

 venienti dalle variazioni di resistenza, necessariamente irregolari e malage- 



