— 165 — 



che si torceva il fascio da ima parte e dall'altra della posizione di riposo, 

 e si lanciavano le onde nella bobina a ciò destinata, il telefono accusava la 

 presenza di esse con un caratteristico ronzio. 



Però, come osserva il Sella stesso in un'altra sua Nota ('), la sensibi- 

 lità di questo nuovo detector ora ben lontana dal poter competere con quella 

 del detector ordinario. 



Io ho ricercato le condizioni di migliore sensi- 

 bilità di questo nuovo rivelatore di onde elettroma- 

 gnetiche, e dopo una lunga serie di tentativi fatti 

 nel passato anno, sono riuscito a costruire un de- 

 tector magneto -elastico più sensibile di un detector 

 Marconi esistente nell' Istituto Fisico della E. Uni- 

 versità di Roma. 



La principale modificazione apportata all'ap- 

 parecchio del Sella è consistita nel mantenere il 

 fascio di fili di ferro magnetizzato circolarmente o 

 longitudinalmente (meglio circolarmente) mentre 

 si torce. 



L'apparecchio è costituito nel modo seguente: 

 (fig. 1). Un fascio di 14 fili di ferro ricotto, saldati 

 insieme ai due estremi e della lunghezza di circa 

 10 centimetri è infilato in un tubicino di vetro 

 lungo cm. 9 ed avente il diametro esterno di 

 ero. 0,49. (Il filo di ferro che adopero ha il dia- 

 metro di mm. 0,5, essendo esso il più sensibile 

 fra le molte qualità che avevo a disposizione). 



Il tubicino di vetro è ricoperto per la lunghezza di cm. 7 da un avvol- 

 gimento di filo di rame del diametro di circa V 20 di millimetro: di esso 

 avvolgimento, l'un capo T è in comunicazione con la conduttura del gas, l'altro A. 

 è libero. 



Sul tubo di vetro è infilato un rocchettino di legno B che porta una 

 scanalatura profonda della larghezza di circa 3 mm., nella quale è avvolto per 

 parecchi strati del filo di rame dello stesso spessore di quello che forma la 

 bobina dell'onda. La bobina telefonica è costruita in modo che la sua resistenza 

 eguagli presso a poco la resistenza del telefono chiuso su di essa. 



Il fascio è saldato per un estremo ad un solido sostegno S ; per l'altro 

 estremo ad una sbarretta che permette di torcerlo. Inoltre, gli estremi del 

 fascio di fili di ferro sono congiunti ai poli di una pila Grenet P. 



Date le condizioni in cui esperimento, tenendo aperto il circuito in cui 

 è inserito il fascio di fili di ferro e torcendo esso fascio, l'apparecchio non 

 è affatto sensibile alle onde generate da un campanello elettrico (chiuso nel 



(') V. Eend. Acc. Lincei, 2° sem. 1903, pag. 182. ■ 



Fig. 1. 



